053 



Totalreflectometer mit Fernrohr -Mikroskop. 



Von C. Klein. 



Jii iiieiiicn Üptisclien Studien II, diese Sitzuiigsbericlite 1902 S. 1 1 3 

 und 114, habe ich Angaben zur Construction eines für petrographische 

 Zwecke geeigneten Totalretlectometers gemacht. Diesen Angaben fol- 

 gend, soweit sie niclit durch Besseres zu ersetzen waren, gebe ich 

 im Nachfolgenden die Abbildvnig des Instruments. Dasselbe ist von 

 Hrn. Leiss, Firma R. Fuess in Steglitz, ausgeführt worden. 



Wie schon in meiner Mittheilung vom Jahre 1898 dargethan 

 — diese Sitzungsberichte S. 325 — , sind an einem Hufeisengestell 

 Tr der Spiegel <S, der Polarisator Np (um eine verticale Axe drehbar) 

 und der Tiscli Ti mit Theilung und Nonius N angebracht. Der Tisch 

 ist selbständig und unabhängig vom Polarisator drehbar, der Nonius 

 gibt Viertelgrade an. 



Fig. 1. 



Crcf 



