yofi 



Über einMikrospectralphotometer nach Engelmann 

 mit Gritterspectrum. 



Von Dr. H. Sieden topf, 



wissenschaftlichem Mitarbeiter der optischen Werkstätte von C. Zeiss in Jena. 



(Vorgelegt von Hrn. Enoelmann.) 



Uie allgemein üblichen Spectralphotometer besitzen in Folge des von 

 ihnen gelieferten prismatischen Spectrums den Nachtheil einer ungleich- 

 tbrmigen Dispersion. Eine Beseitigung dieses Übelstandes durch Ver- 

 wendung eines normalen Beugungsspectrums war bereits im Jahre 1881 

 von Hrn. Tu. W. Engelmann' vorgeschlagen, aber in Folge der ge- 

 ringen Lichtstärke der Metallgitter damals nicht durchgeführt. Die 

 vor etwa 2 Jahren erfolgte Einführung der THOEp'schen Gitter", die 

 einen Collodiumabzug auf Glas von Rowland- Gittern darstellen, veran- 

 lasste Verfasser, auf Anregung von Hrn. Th. W. Engelmann, den be- 

 kannten Apparat zur quantitativen Farbenanalyse kleiner Objecte nach 

 Engelmann ^ mit einem solchen transparenten Gitter nach Thorp an 

 Stelle des bisher benutzten dispergirenden Prismensatzes auszurüsten. 

 Dem Versuch, bei der Adaptirung eines solchen Gitters für das 

 Mikrospectralphotometer in seiner bisherigen Form prismatisches und 

 Beugungsspectrum je nebst zugehöriger Wellenlängenscala auswechsel- 

 bar anzuordnen, standen grössere Schwierigkeiten entgegen. Wohl 

 aber konnte man die Einrichtung zweckmässig so treffen, dass unter 

 Vei'wendung des bisherigen, immerhin werthvoUen Spaltkopfes nur 

 ein neues daraufpassendes Obertheil mit Gitter, Wellenlängenscala 

 und Beobachtungsferm-ohr gebaut wurde. 



' Botan. Zeitung 40, S. 419. 1882. Pflüger's Archiv für die ges. Physiol. 27, 

 S. 485. 1882. 



'' Natui-e 61, S. 275. 1900. Eugi. Mechanic 7a, S. 18 und 389. 1900. Meuioirs 

 aud Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical Society. 1900. Nr. 12. 

 8 Seiten. 



' Zeitschr. für wissenschaftl. Mikrosk. 5, S. 289. 1888. Zuerst kurz beschrieben 

 in Proc. verb. d. K. Akad. v. wetensch. Amsterdam. Afdeel. Natuurkunde. Zitting van 

 24 Nov. 1883; ausführlicher in Onderzoek. physiol. labor. Utrecht. Derde R. IX. 1884. 

 S. .-9. 



