H. Siedentopf: Mikrospectralphotometer mit Gitter. 



707 



Bei der grossen Ausdehnung, die das äusserste Roth im Beu- 

 gungsspectrum hat, war es wünschenswerth , die photometrischen Mes- 

 sungen bis an die letzten Grenzen hin anstellen zu können. Dazu ge- 

 nügte die Ausdehnung der Wellenlängenscala bis 0.71 bez. 0.75 |U, wie 

 bei dem bisherigen mit prismatischem Sjiectrum versehenen Apparat, 

 nicht ganz. Es sollte also die Wellenlängenscala bis 0.8of>i ausgedehnt 

 werden und im Gesichtsfelde des Beobachtungsfernrohrs auch diese 

 Wellenlänge noch bequem abzulesen sein.' 



Fig. 1. 



Mit dieser Forderung wuchsen freilich die constructiven Schwierig- 

 keiten nicht unerheblich. Die starke Dispersion in den transparenten 

 Gittern nach Thorp stellt an sich schon ungewöhnlich hohe Anforde- 



' Ein besonderer Naclitlieil der Beobachtungen im Beugungsspectruni bis zum 

 äussersten Roth Hegt bekanntlich darin, dass bei Anwendung in weissem Licht, etwa 

 von der Wellenlänge o.'j'jij. an, die violetten Farben des /.weiten Beugungsspectrums 

 sich mit der äussersten rotlien des ersten decken. IMan ist genöthigt, durch beson- 

 dere Auswahl der Lichtiiuellen odei' durch absorbirende Vorrichtungen diesem Übel- 

 stande zu begegnen. 



