H. SiEPKNiorK: Mikrospectral[)hot()meter mit Gitter. 70.) 



bar auf relativ enge abbildende Büschel bescliränken kann. Demzu- 

 folge genügt hier ein Linsensystem vom Typus eines Fernrohroculars, 

 dessen scheinbares Gesichtsfeld bis zu etwa i 5° für diese Zwecke noch 



recht gut brauchbar ist. 



Fiy. .7. 



Fig. I zeigt das eigeutliclie Pliotunieter in -j natürlicher Grösse. 

 Auf dem Spaltkopf A sitzt justirt durch die Anschlagschrauben H das 

 Obertheil, bestehend aus einer flachen halbcylindrischen Büchse B, dem 

 Beobachtungsfernrohr C und Scalenrohr D. Die Büchse enthält das 

 Transparentgitter nach Thorp. Das Fernrohr kann durch Drehen der 

 Schraube E über das Spectrum hinweg bewegt werden. Die vier 



