710 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 26. Juni. 



Schlitten G am Fernrohro^ular dienen zur Abgrenzung eines kleinen 

 rechteckigen Feldes zur photometrischen Vergleichung. Das Scalen- 

 rohr kann durch die Schraube F gegen das Spectrum justirt werden. 



Fig. 2 zeigt einen schematisclien Durchschnitt durch den Apparat. 

 Über dem Gitter J befindet sich eine scliräg gestellte kleine planparallele 

 Glasplatte K, welche zum Schutz des Gitters und zugleich zur Reflexion 

 des Bildes der Scala dient. Die Bewegung der Schraube E geschieht 

 gegen die Feder L, die der Schraube F gegen die Feder N. Die Glas- 

 platte Tüf trägt dieWellenlängenscala und sitzt in drehbarer Fassung. Durch 

 Verschieben mit der Hülse P lässt sich die Scala in die vordere Focal- 

 ebene des Projectionsoculars bringen. 



Die Linse Q wirkt als Collectivglas eines HuYGKNs'sclien Oculars. 

 Das achromatische CoUimatorobjectiv hat einen freien Durchmesser 

 von ii"" und eine Brennweite von 50"". Das Gleiche gilt von dem 

 achromatischen Fernrohrobjectiv S. Das Fernrohrocular T bewirkt eine 

 etwa 1 5 fache Vergrösserung des durch das Fernrohrobjectiv S entwor- 

 fenen reellen Beugungsspectrums. 



Fig. 3 zeigt den ganzen Apparat gebrauchsfertig aufgesetzt auf ein 

 Stativ I* von Carl Zeiss, Jena. 



Es mag schliesslich nicht unerwähnt bleiben, dass dieses neue 

 Mikrospectralphotometer mit Gitterspectrum überall da vortheilhaften 

 Ersatz bieten kann fiir das Mikrospectralocular nach Abbe, wie für 

 das ENGELMANN'sche Mikrospectralphotometer mit Prisma, wo die zu 

 lösenden Aufgaben eine grössere Dispersion im rothen Ende des sicht- 

 baren Spectrums verlangen, als Prismensätze liefern können. 



