711 



Über ein Mikrospectralobjectiv nach Engelmann 



mit ausklappbaren geradsichtigen Gittern nach 



Thorp und ausklappbarem Polarisator. 



Von Dr. H. Siedentopf, 



wissenschaftlichem Mitarbeitfr der optischen Werkstätte von C. Zeiss in Jena. 

 (Vorgelegt vou Hrn. Enuelmann.) 



LJie auf Veranlassung von Hrn. Th. W. Engelm.\nn' nach Angaben de.s 

 Verfassers in der optischen Werkstatt von C. Zeiss in Jena erfolgte An- 

 bringung von Transparentgittern nach Thorp" in dem von Engelmann 

 angegebenen Mikrospectralobjectiv zur Beobaclitung und Messung der 

 Wirkungen spectral zerlegten Lichtes auf mikroskopische Objecte^ er- 

 möglichte neben der Ersetzung des prismatischen Spectrums durch ein 

 Beugungsspectrum eine Reihe constructiver Vereinfachungen und Neu- 

 einrichtungen. Das auf diese Weise entstandene Instrument ist hin- 

 sichtlich seiner Verwendbarkeit bedeutend vielseitiger als das frühere. 

 Zweck nachfolgender Zeilen ist es, Einiges über diesen neuen Apparat 

 mitzutheilen. 



Die bisher von Th. Thorp in Whitefield bei Mancliester (England) 

 in den Handel gebi-achten transparenten Plangitter sind Copien von 

 RowLAND- Gittern, welche rund 14560 Striche pro engl. ZoU besitzen, 

 entsprechend einer Strichdistanz von etwa 1.7 |U. In Folge dessen wer- 

 den die senkrecht auffallenden Hauptstrahlen im ersten Beugungs- 

 spectrum für mittleres Gelb um etwa 20° abgelenkt. Die Anwendung 

 solcher transparenten Plangitter im Mikrospectralobjectiv hätte eine 

 Neigung des CoUimatorrohres um diesen Betrag gegen das Projections- 

 rohr noth wendig gemacht, wie es auch versuchsweise in einer Aus- 

 führung geschehen ist. Viel vortheilhafter ist jedoch die Anwendung 

 geradsichtiger, transparenter Gitterprismen. Dieselben bestehen in die- 



' Archiv f. Anat. u. Physiol. 1900. Physiol. Abth. Suppl.-Bd. S.338. 

 ^ Siehe vorstehende Mittheilung, Anm. 2. 

 ' Siehe vorstehende Mittheilung, Anm. i. 



