716 Sitzung der physikalisch -inatlieiuatischen Classe vom 26. Juni. 



gesetzt, werden kann, wo dann % den dem Einfallswinkel f entsprechen- 

 den Brechungswinkel bezeichnet, so geben die Stufenfilmgitter 

 das Hauptmaximum in der Richtung, welche der Brechung 

 durch jedes Mikroprisma entspricht. 

 Die Lage der Seitenspektren folgt aus 



b sin Ä = h'A (normale Dispersion). 



Für h = o ist auch ^ = o für alle Farben. In der Fortptlanzungs- 

 richtung der einfallenden Welle liegt also ein farbloses Maximum, 

 das aber lichtschwächer als das Hauptmaximum ist, da |w § o ist. 

 Da ferner die beiden Gleichungen 



sin -1/ ^=. n sin (p, 



hX^b sin [-^ — (p) 



für das Hauptmaximum zusammenbestehen müssen, so folgt, dass bei 

 vorgeschriebenem (//, b' , 7i' , K das Hauptmaximum nur für eine ganz 

 bestimmte Farbe (die Haujitfarbe) im Hauptspectrum auftreten kann. 

 Der Abfall der Intensität im Hauptspectrum für die Farben 

 von anderer Wellenlänge als die Hauptfarbe hängt ab in erster Nähe- 

 rung von dem Ausdruck 



/sin p\ Th'dX 



I , wo p = 7 . 



Je höher die Ordnungszahl //, desto ungleicher ist die Intensitätsver- 

 theilung im Hauptspectrum. 



In den von Thorp angefertigten Stufenfilmgittern ist h' = i, 

 6' = o".'"02 5 und A' ^ etwa 0.56//. Es ergiebt sich bei etwas genauerer 

 Berechnung ein Helligkeitsabfall von der grüngelben Mitte des Haupt- 

 spectrums bis zum äussersten Violett und Roth von i 5 Procent gegen 

 die Intensität, welche diese Farben haben würden, wenn sie Haujjt- 

 farben wären. Ist aber das zweite Seitenspectrum ein Hauptspectrum, 

 so wächst der Abfall auf 40 Procent. 



Fig. 5 giebt in annäliernd natürlicher Grösse ein schematisches 

 Bild der Anordnung der einzelnen Theile im Apparat. S stellt den 

 festklemmbaren Beleuehtungsspiegel dar (in Fig. 50! im Grundriss). 

 Sp ist der Eintrittsspalt, dessen Weite durch eine mit Links- und 

 Rechtsgewinde versehene Spindel bilateral regulirbar ist. Die dem 

 Index J entsprechenden Ziffern der Trommel T geben die Spaltweite 

 in Hundertel Millimeter an. Die beiden Schrauben, welche die Höhe 

 des Spaltes zu reguliren gestatten, sind in der Figur fortgelassen. 

 C ist ein achromatisches CoUimatorobjectiv von 32™™ Brennweite und 

 6""" freier Oftnung. Darüber befindet sich ein mittels Hebel K aus- 

 klappbarer Polarisator iV AuKENs'scher Construction, welcher gestattet, 



