(ХХХ) ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДМЕНИ. 



съ 1869 до 1901 года" (ЕЬийев ^1^е^тотеЧг^^ие8 еЬ уёгШсайоп йез <;Ьег- 

 тотёкгез а Г0Ь8егуа1,01ге Сепкга! РЬу81(|ие К1Со1а8 (1ери13 1869 ^и8^и'еп 

 1901). 



Наблюден1Я надъ температурою воздуха на метеорологическихъ 

 станфяхъ РоссИской Имперш производятся преимущественно по термо- 

 метрамъ, пров'Ьряемымъ въ Николаевской Главной Физической Обсерва- 

 тор1и. Медицинские и друг1е термометры въ большомъколичеств'Ь пров'Ь- 

 ряются въ той же Обсерватор1и. Въ настоящее время для проверки 

 всЬхъ этихъ термометровъ служатъ нормальные ртутные и толуеновые 

 термометры работы Тоннело, проверенные въ Меясдународномъ Бюро 

 въ Париж-Ь и приведенные къ водородному термометру. Въ прежнее 

 время термометры приводились къ опред'Ьленнымъ ртутнымъ нормаль- 

 нымъ термометрамъ Обсерваторхи. Само собою разум'Ьется, что эти новые 

 наши нормальные термометры въ свое время были сравнены съ прежде 

 употреблявшимися. Весьма важно выяснить вопросъ, кашя же поправки 

 сл'Ьдуетъ придать къ наблюденЗямъ, произведеннымъ, въ прежн1егоды, по 

 пров'Ьреннымъ въ Обсерваторш термометрамъ, чтобы привести вст& на- 

 блюденхя къ международному водородному термометру. 



Къ сожал'1Ьн1ю, въ Обсерватор1п не сохранилось никакпхъ докумен- 

 товъ относительно нормальныхъ термометровъ, которыми Обсерватор1я 

 пользовалась до конца шестидесятыхъ годовъ. Инструкщя, изданная Ку- 

 иферомъ въ „Ежегодник'Ь магнитныхъ метеорологическихъ наблюдетй 

 Корпуса Горныхъ Инженеровъ" за 1841 годъ '), овид'Ьтельствувтъ, что на 

 этотъ предметъ было обращено должное вниман1е. Намъ остается поэтому 

 лишь признать, что въ то время употреблялись хорошхе, по тому времени, 

 термометры, и отказаться отъ мысли привести ихъ къ новой международ- 

 ной шкал'16. Есть основан1е полагать, что показан1я выше 0° были надежны; 

 что касается до низкихъ температуръ, то возможны были довольно круп- 

 ныя ошибки. 



Въ ноябр-Ь 1868 г. директоръ Обсерваторхн Г. И. Вильдъ пров'Ь- 

 рилъ одпнъ изъ нормальныхъ термометровъ, по которому съ 1869 г. про- 

 в'Ьрялпсь всЬ проч1е термометры. Съ того же времени заведены книги, въ 

 которыя вносятся какъ изсл'ЬдованЗя нормальныхъ термометровъ, такъ и 

 сравнен1я ихъ съ другими. Такимъ образомъ, съ этого времени предста- 

 вляется возможность просл'Ьдить постепенно вводпмыя въ этомъ д'Ьл'Ь 

 усовершенствован1я и привести наблюден1Я, производившаяся и произво- 

 димыя по пров'Ьреннымъ въ Обсерваторхи термометрамъ, къ международ- 

 ному водородному термометру. Главн'Ьйш1я перем'Ьны въ нашихъ нор- 

 мальныхъ термометрахъ были сл'Ьдующ1я: въ 1873 г. произведена была 

 подробная и точная калибрировка между 0° и 100°. Въ1876г. калпбрпровка 

 распространена до — 40°; для температуръ ниже 0° былъ изготовленъ 

 нормальный сииртовый термометръ, сравненный съ ртутнымъ до — 36°6. 

 Въ это же время, соотв'Ьственно съ нов'Ьйшими изсл'Ьдованхямп Пернета, 



1) 1пз*.гис1юпз Д'аргёз 1е8^иеПез ве ЛпЬ 1е8 оЪзегуаЫопз таепёЫ^ие8 е^ тё1ёого- 

 1о§^^ив8 (1ап8 1е8 оЬ8егуа^о1ге8 Лез т^пез с1е Еи831е (Аппиа^ге Ма§пё^^^ие еЬ Мё1ёого1о- 

 2^^ие (1и Согрз Лез М1пе8 Де Кизз1е. Аппёе 1841. 8*..-Рё(;ег8Ьоиг5, 1843]. 



