ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 0ТДЗЛЕН1Е. (ХХХ1) 



изм'Ьнена система опред'Ьлен5я основныхъ точекъ (замерзан1я и кип'Ьн1я 

 воды), служащихъ для опред'Ьлен1я величины одного градуса. Наконецъ, 

 съ этого же года стали пользоваться см'Ьсью, въ опред'Ъленномъ количе- 

 ств'Ь, сн'Ьга и соли для получения постоянной температуры — 21°б и ки- 

 п'Ьн1емъ сЬрнпстаго углерода — для постояной температуры-ь46°б. Въ 

 1886 г. ирхобр-Ьтанъ изъ Международнаго Бюро пров'Ьренный тамъ 

 ртутный нормальный термометръ Тоннело. Въ 1892 г. полученъ оттуда 

 же толуеновый нормальный термометръ, пров-Ьренный до — 70°. Съ 1892 

 года по этимъ двумъ термометрамъ и пров'Ьряются всЬ термометры. 



Первая попытка связать проверки, произведенныя въ разныя эпохи 

 была сд'Ьлана С. В. Гласекомъ, въ его труд'Ь: „Температурныя шкалы 

 Главной Физической Обсерваторхи и отношенхя ихъ къ международной 

 шкал'Ь" ^). Въ заключеши этого труда даны таблицы приведен1й къ водо- 

 родному термометру т^хъ поправокъ, которыя ран'Ье были даны Главною 

 Физическою Обсерватор1ею къ пров'Ьреннымъ ею термометрамъ въ раз- 

 ное время. 



Н-Ьсколько л'Ьтъ тому назадъ обнаружилось, что при низкихъ тем- 

 пературахъ наблюден1я, производимыя по старымъ термометрамъ, испра- 

 вленныя поправками, выведенными С. В. Гласекомъ, не вполн'Ъ согласу- 

 ются съ показан1ями новыхъ термометровъ, пров'Ьренныхъ непосред- 

 ственно по нашимъ новымъ нормальнымъ термометрамъ. Это дало поводъ 

 къ пересмотру еще разъ всего матерхала, на которомъ основаны поправки 

 термометровъ, пров'Ьряемыхъ Обсерватор1ею. 



Предлагаемый къ напечатан1Ю трудъ I. Б. Шукевича предста- 

 вляетъ результаты его изсл'Ьдован1Й, сюда относящихся; для выясненхя 

 вопроса произведено большое число новыхъ сравнен1й и испытанхй 

 Въ труд'Ь этомъ подробно изложены всЬ изслт&доватя нашихъ нормаль- 

 ныхъ термометровъ съ конца 1868 г. Авторъ приводитъ также и резуль- 

 таты произведенныхъ въ Международномъ Бюро изслтбдованхй нашихъ но- 

 выхъ нормальны хъ термометровъ. Онъописываетъкакъ прежше приборы, 

 такъ и нов'Ьйш1й, которымъ мы теперь пользуемся для сравнен1Я термо- 

 метровъ. Приборъ этотъ представляетъ видоизмененный аппаратъ Потс- 

 дамскаго Рейхсанштальта. Въ заключенхе онъ даетъ таблицу дополни- 

 тельныхъ поправокъ, кашя сл'Ьдуетъ придать къ термометрамъ, пров'Ь- 

 реннымъ въ Обсерваторхи въ разные годы, до введен1я у насъ междуна- 

 родной шкалы водороднаго термометра. По этой таблиц-Ь, которая должна 

 зам'Ьнить таблицу, данную С. В. Гласекомъ въ 1892 г., оказывается, что 

 къ термометрамъ, пров'Ъреннымъ въ Обсерватор1и въ прежнее время по 

 ея ртутному нормальному термометру, для приведенхя къ водородному, 

 надо придавать поправки отъ 0° при 0° до — 0°16 при -ь 40° Ц., а при 

 температур'Ь ниже 0° поправки отъ 0° при 0° до ■+■ 0°46 при — 

 35° Ц. Этотъ результатъ для температуръ выше 0° почти тожде- 

 ственъ съ полученнымъ С. В. Гласекомъ; при температурахъ ниже 0° 

 разница между тЪмъ и другимъ выводами достигаетъ 0°3 при темпера- 



1) Метеорологнческ1Й Сборникъ Императорской Академии Наукъ. Томъ III, № 7 

 н по немецки въ "Еерег1ог1ит Гш- Ме(;еого1о§!е. Вй. XV, № 7". 



