ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 0ТДЪ1ЕН1Е. (ХЬУ) 



рюдъ п фазу для каждой отд'Ьльной спнусопды, прпм'^няя для этого спо- 

 собъ профессора Крылова, оппсанный академпкомъ княземъ Б. Б. Го- 

 лицынымъ въ вышеуказанной работтЬ. 



Изъ всего предыдущаго сл'Ьдуетъ, что пользованхе маятнпкомъ съ 

 сильнымъ затухан]'емъ значительно облегчаетъ ртЬшенхе основной задачи 

 сейсмометрш, т. е. нахожден1е истиннаго двнжен1я поверхности земли при 

 землетрясенш. 



При такомъ сильномъ затухан1п, однако, значительно уменьшаются 

 амплитуды размаховъ маятника, а потому надлежитъ принять м'Ьры къ 

 увелпчен1Ю чувствительности записей прибора. 



Механическхй способъ увеличен1я чувствительности, при помощ^п 

 рычаговъ, сл'бдуетъ признать, какъ то показалъ опытъ, весьма неудовле- 

 творительнымъ. Оптическ1ц способъ регистрацш не допускаетъ увели- 

 чен1Я чувствительности (увеличен1емъ длины луча) дальше изв'^Ьстныхъ 

 пред'Ьловъ. 



Увеличен1е чувствительности академикъ князь Б. Б. Голицынъ 

 достигалъ совершенно пнымъ способомъ, а именно, способомъ электро- 

 магнитнымъ, который даетъ возможность весьма просто изм-Ьнять чув- 

 ствительность записей въ самыхъ шпрокихъ пред-Ьлахъ. 



Для этой ц'Ьли онъ присоединилъ къ горизонтальному маятнику 

 небольшую катушку, которая при движен1И маятника перем'Ьш,ается сво- 

 бодно въ магнитномъ пол^. Проволока на этой катушк'Ъ соединена съ 

 обмоткой чувствительнаго аиерходическаго гальванометра. При движен1и 

 маятника въ катушК'Ь индуцируется токъ, который вызываетъ отклоненхе 

 стр'Ьлки гальванометра. 



Регулируя силу магнптнаго поля, можно изм'^нять чувствительность 

 записей въ самыхъ широкихъ пред-Ьлахъ. 



Этотъ способъ регистрацгп испытанъ акадеыокомъкняземъБ. Б. Го- 

 лицынымъ на опыт^ и далъ очень хорош1е результаты. Самые ничтожныя, 

 едва зам'Ьтныя колебан1я горизонтальнаго маятника въ состоян1и вызвать 

 весьма значительныя колебан1Я стр'^&лки гальванометра. 



Въ случа'Ь, еслп маятникъ совершаетъ гармоническ1Я колебанхя при 

 не слишкомъ маломъ перход'Ь и затуханхе апер1одпческаго гальванометра 

 значительно, разность фазъ между колебанхямп маятника и стр-Ьлки галь- 

 ванометра приближается къ -^. 



Кром'Ь этого электромагнптнаго способа трансформац1и колебан1й, 

 академикъ князь Б. Б. Голицынъ ыспыталъ еще способъ, основанный 

 непосредственно на магнитныхъ взаимод'Ьиств1яхъ." Если мы возьмемъ 

 магнитную стр'Ьлку и надъ срединой ея пом'Ьстпмъ полюсъ другого силь- 

 наго магнита, то самыя ничтожныя перем'Ьщенхя посл'Ьдняго въ со- 

 стоян1п вызвать весьма значительныя угловыя перем'Ьш;ен1я магнитной 

 стр'Ьлки. при чемъ чувствительность передачи и здЪсь можетъ быть регу- 

 лируема по произволу. Произведенный опытъ подобной установки вполн-б 

 подтвердплъ справедливость сказаннаго. 



Прим'Ьненге этой системы регистращи къ горизонтальному маят- 

 нику вполн-Ь очевидна. Сильный магяитъ сл'Ьдуетъ прикр'Ьппть къ го- 

 ризонтальному маятнику и заставить его д-Ьйствовать на магнитную 



