САМОПИШУЩШ ПРИБОРЪ ДЛЯ 0ПРЕД1;ЛЕН1Я ДАВЛЕН1Я ВЪТРА. 85 



при ровномъ, горизонтально дующемъ в-Ьтрб, не можетъ отклоняться отъ 

 вертикальнаго положен1я бол-Ье, ч^мъ на 2°; такой незначительный наклонъ 

 будетъ оказывать лишь весьма малое вл1ян1е на показан1я анемографа. 

 Самая Форма прибора представляетъ т^&ло вполы-Ь устойчивое на в'Ьтру, въ 

 чемъ можно было убедиться при поднят1яхъ этого прибора на зм^яхъ въ 

 Константиновской обсерваторхи. 



Давлеше, испытываемое при движен1и какимъ либо предметомъ, съ 

 грубымъ приближен1емъ можно считать пропорц1ональнымъ квадрату ско- 

 рости движен1я и пропорц1ональнымъ плотности среды. На основан1и этого, 

 если пружина растягивается пропорщонально увеличен1ю нагрузки, высоту 

 поднят1я пера въ зависимости отъ скорости двпжен1я и плотности среды 

 можно выразить такою Формулою. 



' 760 (1н-аг) ' 



гд'Ь (I — высота поднят1Я пера въ мпллиметрахъ. 



Н — давлен1е воздуха въ миллиметрахъ ртутнаго столба. 



к — коэФФИц1ентъ пропорцхональности. 



V — скорость движен1я въ метрахъ. 



а — коэФФИЦ1ентъ расширен1я воздуха при изм'{;нен1и температуры 

 на 1° Ц. 



I — температура воздуха въ градусахъ Ц. 



Чтобы опред'Ьлить^ какъ 'увеличивается длина пружины съ увеличе- 

 н1емъ нагрузки, Ц'Ьпь отъ вала была отвинчена и къ ней подв-Ьшивались 

 гири, в'Ьсъ которыхъ посл-Ьдовательно увеличивался на 0.2 килограмма; 

 при измЬнен!и нагрузки всяк1й разъ опред-Ьлялось положен1е пера на бара- 

 бане. Въ сл'Ьдующей табличке даны поднят1Я пера въ миллиметрахъ при 

 соотв'Ьтственныхъ нагрузкахъ въ килограммахъ. 



