86 



Изъ приведенныхъ чиселъ видно, что и.зи-Ьнеы1я длины пружины про- 

 порц10нальны увеличепхю нагрузки съ достаточною для даниаго прибора 

 точностью. 



Описываемый анемограФЪ былъ пров-Ьренъ на прибор'Ь Комба въ 

 Николаевской главной Физической обсерватор1и г. Розенталемъ. 



Подставивъ въ приведенную Формулу числа, найденныя при пров'брк'6 

 анемографа на приборе Комба при трехъ различныхъ скоростяхъ движен1я, 

 мы получили нижесд'Ьдующхя значен1я для коэФФИщента Ь. 



Въ среднемъ А; = 0.052. 



Изм'Ьренхя были произведены при температур-Ь 20° Ц. и при давле- 

 ши 780 мм. Такимъ образомъ й = -^§^^Щг, откуда V = ^/2^^^^±^ А. 



1/— 

 У о.( 



760 (1-наг) ) -"^ у 0.052 И 



Принимая, что при равном'Ьрномъ прямолинейномъ движен1И въ воз- 

 духе плоскости въ одинъ квадратный метръ со скоростью въ одинъ метръ 

 въ секунду, поставленной перпендикулярно къ направлен1ю движен1я, дав- 

 лен1е на нее при высоте барометра въ 760 мм. и при температур-Ь 0° равно 

 0.075 килограмма, мы найдемъ по вышеприведеннымъ даннымъ, что при 

 в'Ьтр'Ь, поднимающемъ перо анемографа на 0.693 ми.1лиметра, давленхе на 

 плоскость, выставленную перпендикулярно къ направлен1Ю в'Ьтра той-же 

 силы, будетъ 1 килограммъ. На осиован1и этихъ разсчстовъ составлена 

 шкала на ниже приведенныхъ регпстрац1яхъ прибора. 



Чтобы выяснить, насколько вл1яетъ на показан1я прибора прикр'Ьплен- 

 ный къ нему матерчатый Флюгеръ, проверка анемографа на прибор'Ь Комба 

 была произведена еще разъ, но безъ Флюгера. Въ с.йдующей таблпчк-б 

 приведены числа, полученныя при этой проверки. 



6 



