в. КУЗНЕЦОВЪ, 



Въ среднемъ ^' = 0.1 10. 



Какъ видно по приведенаымъ числаыъ, коэффицхентъ к получился при 



сравнен1и прибора съ анемометрами на порывистомъ в15тр1 значительно 



больше коэффицхента, опред'Ьленнаго на приборЬ Комба при равном-Ьрномъ 

 л ■ • 0.110 , о„ 



движенш. Отношеы1е между этими коэФФицхентами получилось ^^^^ = 1.86. 

 Въ описанномъ прибор'Ь чашки мельнпчки слишкомъ малы, а зубчатая 

 передача велика, поэтому отъ этого прибора пельзя ожидать точныхъ 

 результатовъ, и на полученыыя числа сл'Ьдуетъ смотр'Ьть какъ на прибли- 

 женныя. Чтобы точно опред-Ьлить опытнымъ путемъ отношен1Я между 

 коэФФИЦ1ентами, получаюпщмпся при равыомЬрномъ движен1и анемографа 

 и при различнымъ образомъ завихреяномъ движен1и среды, необходимо 



сдЬлать новый подобный ириборъ 

 съ чашками большаго размера и 

 произвести цЬлые ряды изм-Ьре- 

 н1й при различныхъ в^трахъ. 



На чертеж'Ь 4 имеется за- 

 пись, псдученная при поднятш 

 на зм'Ьяхъ описываемаго прибора 

 въ Константиновской обсервато- 

 рш 24 Февраля п. ст. 1900 г. 

 Верхняя кривая — запись вы- 

 соты, нижняя — запись давлен1я 

 в-Ьтра. Какъ видно по верхней 

 регистрацш, приборъ былъ поднятъ на высоту около 500 метровъ При 

 этомъ оказалось, что уже на высоте 200 метровъ в-Ьтеръ при значитель- 



вООм. 

 400м. 



аоом. 



о 

 зек. 



го к. 



10 к. 



11ч. 



12 ч 



Рис. 4. 



