136 



Ф. к. кодисъ, 



годился и мн-Ь пришлось изм-Ьрять температуру при помощи термоэлектрп- 

 ческаго аппарата. Общхй принципъ этого прибора настолько изв-Ьстенъ, что 

 не считаю нужнымъ входить здЬсь въ объяснеп1я его, а опишу только тех- 

 ническую сторону и постановку опытовъ. 



Термоэлектрическ1Й элементъ построилъ я въ началЬ изъ жел'Ьзной п 

 бронзовой проволоки, потомъ однако убедился, что для моихъ ц'Ьлей лучше 

 брать железную и медную проволоку. Сначала я бралъ одну пару проволокъ, 

 затЬмъ число ихъ увеличилъ до десяти паръ. Проволоки бралъ я очень тон- 

 ше, спаивалъ ихъ на одномъ копц-Ь серебромъ и посл-Ь этого заострялъ спа- 

 янный конецъ, чтобы масса его была какъ можно меньше. Другой конецъ 

 проволоки я соединялъ со сл'Ьдуюш.имъ элементомъ, такъ что въ конц'Ь вся 

 батарея им-бла такой видъ : 



Рис. 1. а — м-Ьдь, Ъ — жел-Ьзо. 



Весь этогъ аппаратъ я старательно изолировалъ, покрывая концы рас- 

 творомъ резины въ хлороФорм4, а потомъ лакомъ. Друг1е же части были 

 обмотаны шелкомъ и пропитаны параФиномъ, Посл-Ь этого я прижималъ 

 плотно соотв'Ьтствующ1е концы элементовъ другъ къ другу или въ одной 

 плоскости или же образуя круглый прутикъ, который можно было удобно 

 ввести въ любую ткань. Передъ опытами я старательно пров'Ьрялъ посред- 

 ствомъ электропроводимости, н4тъ ли гдЬ либо трещины въ изолирующемь 

 покров'б, такъ чтобы при погружен1и въ воду не могло получиться непо- 

 средственнаго сообщен1Я между проволоками. Чувствительность такого эле- 

 мента была значительна и легко можно было получить отклонен1е зеркала 

 въ гальванометр-Ь на 1000 дЬленхи, при одномъ метр'Ь разстоян1я скалы отъ 

 зеркала на каждый градусъ С. или иначе можно было легко измерять 

 О.ООГС. 



Продолжительный занятхя съ термоэлектрическимъ аппаратомъ пока- 

 зали мн-Ь, что хорошш приборъ долженъ соответствовать слЬдующимъ 



