ЦЕРЕОХЛАЖДЕВИ ЖИВОТНАГО ОРГАНИЗМА. 137 



услов1ямъ: теплоелкость его должна быть весьма мала, т. е. вЬсъ его дол- 

 женъ быть мппималенъ; пзмЬнепхя температуры на м^ст'Ь спайки двухъ 

 металловъ должны быть независимы отъ сосЬднихъ частей проволоки. СлЬ- 

 довательно нужно, чтобы п тЬ частя проволоки, который непосредстветю 

 пдутъ за мЬстомъ спапкп, были также тонки и глубоко погружепы въ пз- 

 сл'Ьдуемое т-Ьло. 



Этиыъ услов1ямъ не всегда удовлетворяютъ даже приборы, пред- 

 .юженные въ посл-Ьднес время, какъ напримЬръ : Ко81п'а, КгеЬе и 

 Кга1зс11'а и др. Тоже самое нужно сказать и относительно термоэлемента 

 Вг. К. Вгйскег'а, состоящаго изъ желЬза и сплава соп81;аи4ап и отличаю- 

 щагося большою чувствительностью'). 



Для изм'Ьрен1я электрическаго тока я употреблялъ сначала гальвано- 

 метръ Наг1тапа'а и Вгаип'а съ двойнымъ желЬзнымъ панцыремъ и магнп- 

 гомъдляастазирован1я. Магнитная стрЬлка въ этомъ гальванометр-§ им-Ьетъ 

 Форму колокола и отличается большой апер1одичностью. 



Хотя этотъ гальванометръ очень чувствителенъ и давалъ возмои;- 

 ность ясно наблюдать иитересовавш1Я меня явленхя, т-Ьмъ не мен-Ье нулевая 

 точка его изменяется очень часто вслЬдств1е изм'Ьненхй въ земномъ магпе- 

 тизм'Ь и всл'Ьдствхе вл1ян1я внЬшняго магнитнаго поля, получаемого отъ 

 токовъ электрическаго осв1Ьщен1я п электрическаго трамвая. Поэтому я 

 принужденъ былъ обратиться къ гальванометру, построенному по тпну 

 й'АгзопуаГя, гдЬ, какъ известно, магннтъ является укрЬнленнымъ, а про- 

 волоки, по которымъ проходитъ электрическ1й токъ, отклоняются, при 

 этомъ магнитное поле настолько сильно, что вн^Ьшн^я вл1ян1я не имЬютъ 

 никакого значен1я. Такой гальванометръ я получилъ отъ Фирмы Сименсъ 

 и Гальске въ Берлин-Ь и онъ оказался удовлетворительнымъ для мопхъ 

 ц4лей. 



Чтобы избегнуть слишкомъ большихъ отклонен1й стр-Ьлки гальвано- 

 метра, при которыхъ вовсе не было бы видно скалы, пришлось уменьшить по 

 возможности разницу температуры па обоихъ концахъ термоэлемента. Для 

 этого я погружалъ одинъ конецъ элемента въ таюш,1й ледъ, вводя другой 

 въ изследуемую ткань. Такъ какъ таюш,1Й ледъ не всегда имЬетъ темпера- 

 туру нуль въ зависимости отъ большаго или меньшаго количества солей 

 растворенныхъ въ вод-Ь, то я погружалъ конецъ элемента не прямо въ воду 

 со льдомъ, а въ пробирную трубку съ дестилированной водой, въ которую 

 вставлялъ для контроля ртутный термометръ Бекмана съ д'Ьлен1Ями 0.01° С, 

 и эту трубку вм^стЬ съ приборами вставлялъ въ большой сосудъ напол- 

 ненный водой со льдомъ. 



1) Сеп1га1Ыа11. 5йг РЬуз1о1о§!е. Ва. 13, р. 488. 



