1 36 л. К01!ЛЛЬСК1Й, НЗСЛЪД0ВАН1Е ФИГУ1'Ы Ц\11Ф1)НЬ Г.ОЛЬШ. ПЛГС. ИНСТГ. Э1'ТЕЛЯ. 



да 



-нОЮОО! 



— 0.0028 



— 0.0042 



— 0.0077 



— 0.0052 



— 0.0002 



— 0.0058 



— 0.0022 

 -н 0.0116 

 -•-0.0054 



— 0.0018 



— 0.0029 



— 0.0070 



— 0.0037 



— 0.0024 

 -«-0.0094 



Отличное соглас1е 1)ядовъ изййренхй, сд'Ьланиыхъ въ двухъ полон^ен!- 

 яхъ инструмента, даетъ ыамъ право сд1;лать заключенхе, что 1) оси обоихъ 

 цапФОВъ лежатъ на одной прямой, и 2) вертикальный плоскости сЬчешя, 

 проходящая черезъ средины подставокъ оси вращенхя, пересЬкаютъ окруж- 

 ности цапФОвъ всегда въ одн'Ьхъ и тЬх1, же точкахъ. На посл'Ьднее услов1е 

 наблюдатели вообще обращаютъ слишкомъ мало вниман1я при установк'Ь 

 инструмента. 



Въ нашемъ инструмент-Ь принято за правило никогда не трогать одинъ 

 изъ упоровъ оси вращен1я (съ восточной стороны), и, при перекладк-Ь ин- 

 струмента, отвинчивать регулирующхй винтъ другого упора всегда па опре- 

 деленное число оборотовъ. При этомъ упорныя пластинки установлены съ 

 обеихъ сторонъ на строго равныхъ разстоян1яхъ отъ средины подставокъ 

 оси вращен1я. Въ посл-Ьднемъ легко уб'Ьдиться, установивъ конецъ одного 

 изъ цапФовъ въ ФОкусЬ микроскопа и переложивъ инструментъ; тогда ко- 

 нецъ другого цапФа не долженъ выйти изъ Фокуса того же микроскопа. 



-^н^- 



Фнз.-Мат. стр. 13в. 



