ВЪ СЕЛФ ВОРОБЬЕВА ПОДОЛЬСКАГО У*ЗДА МОСКОВСКОЙ ГУВЕРШИ. 349 



истиннаго достоинства этихъ наблюдешй, гЬмъ бол^е, что результаты из- 

 сл'Ьдованш Фритче въ 1894 году опубликованы безъ всякаго поясняю- 

 щаго текста. 



При СБОНхъ наблюденхяхъ я пользовался походнымъ магнитнымъ тео- 

 долитомъ Вильда нов-Ьйшаго образца'), который предварительно былъ 

 тщательно изслЬдованъ въ Константиновской магнитной обсерваторш въ 

 Павловск-б. 



Считаю своею прхятною обязанностью высказать на этомъ м'ЬстЬ мою 

 глубокою признательность заведующему указанною обсерватор1ею С. В. 

 Глассеку, который лично занялся детальнымъ изсл-1дован1емъ различныхъ 

 частей прибора и пропзвелъ ц-Ьльп! рядъ утомптельныхъ наблюденш для 

 опред-Ьлен1я постоянпыхъ теодолита, который входятъ въ Формулу для 

 величины горизонтальной составляющей силы земнаго магнитизма. При 

 этихъ опред^ленхяхъ принимались, конечно, во внимаше и соотв4тствующ1я 

 вар1ац1и магнитныхъ элементовъ. За этими вараащями сл^дплъ я самъ въ 

 магнитномъ подземномъ павильон'! Павловской обсерваторхи, пока г. Глас- 

 секъ работалъ въ открытомъ павильон-Ь съ самимъ теодолптомъ. Постоян- 

 ныя прибора, который былъ прхобр-Ьтенъ мною отъ Е(1е1тат1'а въ 

 Мюнхен-Ь для Физпческаго кабинета Императорской Академш наукъ и 

 съ которымъ мн-Ь пришлось работать, какъ въ с. Воробьеве, такъ и впо- 

 сл-Ьдствш на Новой Земл-Ь, определены съ точностью, дающей возможность 

 находить абсолютную величину Н съ ошибкой, не превышающей ±0,0002 

 Гауссовой единицы, что можно уже считать пред^ломъ точности для 

 походнаго прибора. 



Горизонтальный кругъ для определенхя склонен1я былъ снабженъ двумя 

 микроскопами, правда, несколько нецелесообразно устроенными, которые 

 позволяли измерять углы непосредственно съ точностью до 20", а при 

 хорошемъ освещении и до 1 0". 



Наклонеп1е определялось при помощи индукцшннаго инклинатора. 

 Принципъ этого прибора заключается, какъ известно, въ томъ, что оты- 

 скивается последовательньгаи приближенхями то положеп1е осп вращаю- 

 щейся катушки инклинатора, при которомъ, при быстромъ вращении ка- 

 тушки, не индуктируется въ проволоке токъ. Этотъ способъ наблюден1Й 

 простъ, удобенъ и точенъ; къ тому же онъ не требуетъ гбхъ сложныхъ и 

 утомительныхъ манипулящй, который неизбежны при пользоватн обыкно- 

 веннымъ стрелочнымъ инклинаторомъ. Вертикальный кругъ, снабженный 

 двумя лупами, давалъ возможность отсчитывать непосредственно углы съ 

 точностью до 20". Индуктируемые токи наблюдались при посредстве осо- 



7)\У11(1. Ь. с. 



фнз.-иат. стр. 243. 



25* 



