174 А. С. ВАСИЛЬЕВЪ. 
Концы базиса обозначены чугунными пушками, вертикально вкопан- 
ными въ землю. На верхней поверхности пушекъ высверлены круглыя 
углубленя миллиметра 2 въ даметрЪ, обозназающия конечныя точки ба- 
зиса. Конечныя точки отъ непогодъ ничемъ не закрыты. Третьей пушкой, 
такой же какъ и двЪ другя, базисъ раздфленъ на двЪ части ‘). 
Измфреше было исполнено проволоками К и 1, изъ металла инвара; 
для нивеллировки штативовъ служилъ нивеллиръ Главнаго Штаба № 6, изъ 
типа глухихъ нивеллировъ, — и рейка, имфющая дЪлен1я на обфихъ сторо- 
нахъ. Сторона, раздЪленная черною краской, содержитъ сентиметры и м5ры 
кратныя съ сентиметрами, на противуположной сторонф красной краской 
нанесены произвольныя дфленя, которыя съ сентиметрами можно связать 
посредствомъ слБдующаго уравненя: 
тт = (» —- 5”) Х 165 (1) 
15 
гдЪ 7 число отсчитанныхъ дфленй, х неизвЪстная величина одного дЪленя. 
Въ пролетахъ между штативами шкалы проволокъ отечитывались 
всего 4 раза въ такомъ порядкЪ: проволока К, Г, Г, К. Такъ какъ тогда 
еще не были предусмотрЪны удобства и выгоды отъ пользовашя при каждой 
проволок$ особой парой динамометровъ?), то имфвинеся два динамометра 
Ри р въ каждомъ пролетф на проволокахъ приходилось перем$нять по два. 
раза, что доставляло проволокамъ излишн1я сотрясен1я. При нивеллировкЪ 
на нивеллирной рейкЪ отсчитывались обЪ стороны и кромЪ того на каждой 
сторонф сдфланы были отсчеты по тремъ штрихамъ (нитямъ) нивеллира. 
Для вычислешя разностей высотъ штативовъ необходимы отсчеты только 
на среднемъ штрихЪ, однако отечеты и по крайнимъ штрихамъ, — штри- 
хамъ дальномфра не лишни, они помогаютъ въ случа$ просчета возстано- 
вить истинный отсчетъ. 
Переднйй конецъ проволоки натягивался съ помощью большаго точ- 
наго динамометра съ силою въ 10 килограммовъ, на заднемъ концф быль 
динамометръ менфе точный. По недостатку опытности у нфкоторыхъ уча- 
стниковъ измфреня несколько первыхъ проволокъ было отсчитано при ди- 
намометрЪ натянутомъ точно до 10 килограммовъ, но безъ потряхиваня. 
Во все остальное время динамометры натягивались правильно, съ помошью 
надлежащихъ сотрясенй. Впрочемъ динамометры Ри р весьма высокаго 
1) Д1аметръ пушекъ около половины метра, въ землю вкопаны онЪ прочно и качаться 
не могутъ. На средней пушкЪ на 303 отъ центра есть еще точка менфе правильная, но хо- 
рошо замЪтная. СмЪшать эти двЪ точки возможно только при крайнемъ невниман!и, раз- 
стоян{е между точками миллиметровъ 12—13, а проэкщя этого разстоянйя на линйо базиса 
не превосходитъ 10 мм. 
2) См. въ моемъ мемуарЪ: Мепзига& оп 4е 1а Базе ап ЭрИ2Ъеге ауес 1ез В1в. Сиб. 1905. 
Таблицы на стр. 73, 77 и 38. 
ь 
