192 А. С. ВАСИЛЬЕВЪ. 
вредныхъ температурныхъ влявйй, не устраненныхъ при эталонирован1яхъ 
1888 года. 
Для опредфлешя длины и темиературнаго коэффищента 21, метровой 
мфры въ 1888 г. были едфланы два ряда наблюденй. Первый рядъ до из- 
м5решя базиса былъ исполненъ 
12 юля при температур отъ -+20°00 до -+-22.55 
13 » » » » -+28.97 » + 32.15 
14 » » » » -+16.93 » -+ 21.65 
Второй рядъ былъ исполненъ посл$ измфрен!я базисовъ въ концф ноября. 
Вычислене всфхъ изм$ренй базисовъ Пулковскаго и Молосковицкаго ос- 
новано на первомъ рядЪф эталонированй, такъ какъ второй рядъ, давпий 
величину 
К = 2*50035546 —н 0*00002617 (Т—20°) (см. стр. 161), 
совершенно отличную отъ первой, былъ исключенъ «по той причин$, что 
н$фкоторыя изъ этихъ сравненй сдБланы были при температурахъ ниже 
нуля, для которыхъ поправки нормальнаго термометра не были даны». 
Кром$ этого на стр. 5 сказано, что оба ряда наблюденй «были сопряжены 
съ большими затрудненями, потому что невозможно было защитить тер- 
мометры отъ лучеиспускан1я теплоты самихъ наблюдателей, - которое не- 
премфнно должно было въ болБе сильной степени повмять на тБ сравневйя, 
которыя производились при низкихъ температурахъ». 
Я же утверждаю, что не лучеиспускаше теплоты отъ наблюдателей 
испортило эталонированя, а самое распредБлеше наблюдевй. Температура, 
въ течении 24 часовъ поднятая на 10° съ 12-го на 13-ое !юля и затБмъ 
въ столь же короткое время опущенная на 15° съ 13-го на 14-ое юля, 
не могла оставаться равномфрной во время сравненй, такъ какъ ст$ны 
комнаты несомнфнно оставались значительно холоднфе воздуха, и потому 
требовалась топка печей. Это доказываетъ и ходъ температуръ въ термо- 
метрахъ, записанный во время сравнешй 1888 годъ. 
Сравнимъ перемфны температуръ отъ одного наблюденя до другого 
съ разностями БВ, выведенными выше для различныхъ частей х, у, 2, 
и, ©, №, 24, метровой мфры. 
20 
