u/id der ihm uenvandten Gattiinsen, 



197 



richtung Figur in., wodurch ein kleiner Spiegel 

 de horizontal kann gestellt werden — er erhält 

 zu dem Ende zwei rechtwinklich drehende Be- 

 wegungen durch die Axe ab und durch das um 

 b drehbare Stück cd\ aufserdem hat das Stück 

 y/gg eine auf- und -abwärts gehende BevA'egung, 

 die durch die Schraubenmutter fj ausgeführt 

 wird, um den horizontal gestellten Spiegel in 

 gleiches Niveau mit dem horizontal zu stellenden 

 an der Axe des Goniometers befestigten Krystall 

 zu bringen. Diese Vorrichtung steht auf einer ebenen horizontalen 

 Unterlage, wozu ich mich einer auf einer hölzernen mit Stellschrauben 

 versehenen Unterlage befestigten Spiegelplatte bediene. Die horizon- 

 tale Stellung des kleinen Spiegels wird dadurch hervorgebracht, dafs die 

 Vorrichtung auf der horizontalen Unterlage vor das Fernrohr des Go- 

 niometers gestellt wird, mid die imverrückte Stellung eines Bildes in 

 ihm bei einer Drehung der Vorrichtung um 270° beobachtet wird. Die 

 Vorrichtung wird jetzt dicht vor die einzustellende Krystallfläche ge- 

 bracht, und die Deckung der Bilder eines vertikalen Gegenstandes (z.B. 

 der vertikalen Leiste eines vor dem Instrument stehenden Fensters) von 

 der Krystallfläche und dem horizontalen Spiegel beobachtet. 



Diese Coincidenz der Bilder beider Spiegel findet unabhängig von 

 der Stellung des Auges statt. — Bei der zweiten Krystallfläche wird 

 eben so verfahren. Beide Krystallflächen können jetzt durch Drehung 

 der Goniometer- Axe also in eine horizontale Lage gebracht werden 

 und sind deshalb parallel mit der horizontalen Goniometer- Axe. 

 3) Beide Krystallflächen werden in gleiches Niveau mit dem kleinen Spie- 

 gel, nachdem sie horizontal durch Drehung der Goniometer- Axe ge- 

 stellt sind, gebracht. Dies geschieht durch eine kleine Vorrichtung, 

 die ich an mein Goniometer noch habe anbringen lassen, um dem Kry- 

 stall aufser den drehenden Bewegungen, wie sie sich in der ursprüng- 

 lichen Einrichtung der Instrumente finden , nocli zwei rechtwinklich 

 fortschiebende Bewegungen zu geben. Wenn beide Krystallflächen 

 -. durch Drehung der Goniometer- Axe in gleiches Niveau mit dem klei- 



