198 



N E u M A N N : Das Krjstall- Sjslem des Alhiles 



nen Spiegel gebracht werden können, so sind sie gleich weit von der 

 Axe des Goniometers entfernt. 

 4) Der kleine Spiegel wird dicht neben den Krystall gestellt, d. h. in der 

 Richtung der verlängerten Goniometer- Axe, und durch Beobachtung 

 der Coincidenz der Bilder eines horizontalen Gegenstandes (z. B. der 

 horizontalen Fensterleiste), den man zugleich vom Spiegel und von der 

 Kryslallfläche sieht, bringt man nach einander jede der beiden Krystall- 

 flächen durch Drehimg der Goniometer -Axe in eine mit der Ebene des 

 Spiegels parallele Lage. Diese Coincidenz ist wiederum unabhängig 

 von der Stellung des Auges. 



Dies ist das Verfahren, welches ich angewandt habe, um die Be- 

 dingungen der Messung mit diesem Instrument zu lösen. Es sollen die 

 Fehler untersucht werden , welche bei diesem Verfahren möglicherweise 

 noch zurückbleiben. 



Die horizontale Stellung der Goniometer-Axe und des kleinen 

 Spiegels kann zu vorliegendem Zweck als vollkommen erreicht ange- 

 sehen werden. 



Fig. IV. 



Fehler der horizontalen Einstellung. 



Ein von einem vor dem Krystall stehenden vertikalen Gegenstand 

 (von der vertikalen Fensterleisle) kommender Lichtstrahl bilde mit der 

 dui'ch die Goniometer-Axe inid die Normale der Krystalllläche gelegten 

 Ebene den Winkel b\ die Neigung der Normale der Krystalllläche gegen die 

 Goniometer-Axe sei 90° — a; jener Lichtstrahl werde von der so geneig- 

 ten Krystalllläche reflectirt, und der Winkel, den der reflectirte Strahl mit 

 der vertikalen Ebene bildet , die durch den Punkt des Gegen- 

 standes, von welchem der Strahl kommt, und die Normale des 

 kleinen Spiegels gelegt wird (in dieser Ebene befindet sich das 

 Auge, und ich nehme der Einfachheit wegen an, dafs sie recht- 

 winklich auf der Goniometer-Axe), sei a. 



Zwischen den Gröfsen «, h und et findet folgende Relation 



statt: . 1: . . , . 



sin a = cos /' sni 2(x 



Beschreibt man nämlich Figur IV. inn den Pinikt C der Gonio- 

 meter-Axe, wo sie geschnitten wird durch die vertikale Ebene, 



