über die Länge und Breite der Berliner Sternwarte. 151 
befindet sich ein gewöhnliches Prisma, von dessen schiefer hinteren Fläche 
die vom Öbjectiv herkommenden Strahlen durch innere Reflexion in das 
Auge geworfen werden. Auf der dem Kreise zugewandten Seite der Schei- 
dewand ist ein System von zwei Prismen so zusammen gesetzt, dafs die von 
einer seitwärts gehaltenen Lampe horizontal ausgehenden Strahlen bei den 
Beobachtungen nach dem Nadir senkrecht heruntergeworfen werden. Stell- 
schrauben erlauben eine Correction in der Stellung dieser Prismen. 
Die Zweckmäfsigkeit dieser Einrichtung erprobt sich auch selbst bei 
der schwankenden Aufstellung hier; sobald der an dem Steinlager unmit- 
telbar angebrachte Quecksilberhorizont zur Ruhe kam, gaben wiederholte 
Beobachtungen stets gleich scharfe Resultate. Zugleich erlaubte die Gleich- 
heit der Fädendistanz zu beiden Seiten des Meridianfadens, eine bis auf Se- 
cunden richtige senkrechte Stellung des Fernrohrs, und folglich da die Ge- 
sichtslinie nahe dem Kreise parallel gerichtet war, eine eben so genaue senk- 
rechte Stellung der getheilten Fläche selbst. 
Mag es indessen die Schuld der Federung der einzelnen zu schwachen 
Theile des Instruments gewesen sein, eine Bewegung der Mikrometerschraube 
in entgegengesetztem Sinne gab auch fast jedesmal etwas verschiedene Resul- 
tate, oder mögen Theilungsfehler von nicht ganz unerheblicher Gröfse vor- 
herrschen, die damalige vorläufige Reduction der gemessenen Zenithdistan- 
zen schien aus südlicheren Sternen eine stets kleinere Polhöhe, als aus 
Sternen die nahe am Zenit vorbeigingen, zu geben, und die neuere Durch- 
sicht hat dieses im Ganzen bestätigt. Bemerken mufs man hierbei, dafs der 
Kreis stets nur in einer Lage gebraucht ward. Vielleicht würde die entgegen- 
gesetzte Lage sich günstiger bewiesen haben, allein bei der Bemerkung einer 
regelmäfsigeren Änderung der Polhöhe als man hätte befürchten sollen, 
glaubte ich nicht den Versuch der ohnedem jeder Prüfung entbehrt hätte, 
auf diese Art abändern zu brauchen. 
Im Mittel aus einem grofsen Theile dieser Beobachtungen, wobei frei- 
lich einzelne vorkommen, welche 7” vom Mittel abweichen, folgte übrigens 
die Polhöhe 52? 31’ 13”. Ein Resultat was nur angeführt werden soll um 
zu zeigen, dafs selbst rohere Beobachtungen, wenn nicht Lalande’s Auto- 
rität verführt hätte, schon früher die Wahrheit hätten geben müssen. 
Bei diesem Mangel an genauen Höhen-messenden Instrumenten, wo- 
durch die Polhöhe absolut hätte bestimmt werden können, blieb nur noch 
