über die Länge und Breite der Berliner Sternwarte. 157 
Unveränderlichkeit zeigte eine am 10‘ Januar vorgenommene neue Prüfung, 
welche diesen Werth 5”,0 gab. 
Das Azimut ward mit Hülfe eines terrestrischen Objects, wenn nicht 
ganz so nahe wie zu wünschen war, doch so berichtigt, dafs unbedenklich 
die Differentialformeln angewandt werden können. Es schwankte an den 
Beobachtungstagen zwischen + 8” und — 24” im Bogen. 
Die Genauigkeit im Nivelliren konnte durch den Unterschied der Zap- 
fendicke geprüft werden, welche bei dem häufigen Nivelliren vor und nach 
jeder Umlegung erhalten ward. Der doppelte Unterschied betrug bei sie- 
ben Bestimmungen 
+ 35! 
= 
im Mittel 3”,9 im Bogen, wofür ich in runder Zahl 4’,0 annahm, und um 
den Gang in der Änderung des Niveaus besser zu übersehen, diese Versbes- 
serung sogleich in dem Sinne anbrachte, dafs bei der Lage Nord — ?”,0, 
bei Süd + 2’,0 dem Resultat der Nivellirung hinzugefügt ward. 
Die Fädendistanzen wurden durch das Heliometer bestimmt, dessen 
Scale aus den Fädendistanzen des Mittagsfernrohrs abgeleitet war. Ihre 
Werthe wären in der Lage Nord 
L- DE 022: 35594 
I17= 11, 934: 185.01 
II -IV.....19,39 
DV Va: 37,53 
wofür das Mittel aus den Beobachtungen von y Draconis und ce ı Cygn. die 
Werthe geben ii e IR Are 
35,93 18,05 19,35 37,52 
wobei indesssen zu bemerken, dafs der zweite und vierte Faden, aus den 
feinsten Spinneweben, für die Beleuchtung fast zu fein waren, und die Beob- 
achtung unsicher. 
