440  Mitscneruicn über das Ferhältnifs des: specifischen. Gewichts 
und diese Luft ihre Temperatur durch den‘ innern kupfernen Kasten erhält, 
welche wiederum 'durch'cireulirende Luft: erwärmt, und dafs: derselbe Fall 
beim äufseren Cylinder 4 eintritt, wofür die Luft durch den grofsen eiser- 
nen Cylinder, | welcher ein; Wärmereservoir ist, erwärmt wird, so haben 
beide Glasröhren eine so gleiche ‚Temperatur, dafs wenn: man zwei Luft- 
thermometer anwendet, beide genau dieselbe Temperatur zeigen: ‚Man kann 
auf den. Haken g:(.1,61.) ein: solches zweites. Thermometer stellen;..ich habe 
es aber gewöhnlich für unnöthig gehalten. ' 
Durch das Luftthermometer findet: man auch,,, wie: ich schon ange- 
führt: habe, in welchem Verhältnifs das Gewicht der Luft, welche bei 0° in 
dem Luftthermometer enthalten ist, zu der steht, welche beim Zuschmel- 
zen darin enthalten war. Um den Druck, : unter welchem es, sich befand, 
berechnen’ zu können, mufs man gleich .beim Zuschmelzen das Barometer 
beobachten. f ; 
Das sorgfältig gereinigte Glasrohr wird nun ‚mit seinem Inhalt gewo- 
gen, und zugleich die Temperatur der Waage und (der Barometerstand be- 
stimmt. Die ausgezogene Spitze e :wird dann unter: Wasser, welches vorher 
sorgfältig ausgekocht worden ist, vorsichtig abgebrochen; gewöhnlich ist 
ein wenig atmosphärische Luft, + Procent vom Inhalt des Rohrs, ' darin: zus 
rückgeblieben ; diese! bestimmt man, indem man das Rohr mit dem hinein- 
getretenen Wasser wiegt, und nachher, indem ‚man die Luft austreibt,: es 
ganz mit Wasser füllt und die dadurch entstandene Gewichtszunahme |be- 
stimmt. Das Rohr ganz mit Wasser gefüllt und mit.der abgebrochenen Spitze 
wird gewogen, das Wasser läfst man ans dem Rohr herausfliefsen,, reinigt 
es von der Substanz, trocknet es vollständig aus, füllt es mit trockner Luft 
und bestimmt das Gewicht des Rohrs und der abgebrochenen Stücke. 
Ich will die Bestimmung des specifischen Gewichts des Arseniks als 
ein Beispiel anführen, wie man äus der angegebenen Beslisininig das spe» 
cifische Gewicht berechnen kann. 
Corrigirte (1) Barometerhöhe beim Zuschmelzen. 754"",50. 
Gewicht des Rohrs mit dem Arsenik 55,417 Grm. bei 754°=,50 corr. Bar. 
und ©T. 
(') Die Quecksilbersäule und der Maafsstab ist nämlich auf 0° berechnet, und der 'Ständ 
meines Barometers mit dem Normalbarometer des Hrn. Prof. Poggendorf verglichen ‘worden. 
