210 кн. Б. голицынъ, 



въ восточной долгот* отъ Гринвича з'^ЗО^бО^б (координаты новой метеоро- 

 логической будки). 



Затмен1е 9-го августа началось въ б''35'"37Ц утра ы'Ьстнаго сред- 

 няго времени; 2-й контактъ въ 7*34"'3555; 3-й контактъ въ 7''^6'"22!,5: 

 конецъ затмен1я въ 8''37"'12!3; продолжительность полной Фазы 107*0. 

 Эти числа представляютъ собою средц1е выводы изъ результатовъ наблю- 

 денш пашей экспедищи (см. Изв'Ьстхя Императорской Академхп паукъ 

 (5) Т. VI, № 1, стр. 6. 1897). 

 л. Приборы. Наблюден1я надъ давлен1емъ воздуха производились по двумъ ртут- 



нымъ барометрамъ: Гиезз'а Л» 4917*) и ГоПхп'а № 6855, оба тщательно 

 выв-Ьренные въ Главной Физической обсерватор1и. Оба барометра давали 

 очень согласныя показан1я, и въ окончательной таблиц* приведены средняя 

 величины изъ показанш обоихъ барометровъ. Въ течен1и всего пер1ода 

 затмен1я оба барометра отсчитывались несколько разъ моимъ помощникомъ 

 Гольдбергомъ. Возвышен1е чашекъ барометровъ надъ среднимъ уров- 

 немъ моря 14,8". Въ сл-Ьдующпхъ таблицахъ исправйенныя показания баро- 

 метровъ приведены уже къ уровню моря и къ нормальной сил* тяжести. 

 Для непрерывнаго записыван1Я хода барометра служилъ особо-чув- 

 ствительный барограФЪ, разсчитанный на 8-ми-часовой оборотъ барабана; 

 2 мм. бумажной шкалы соотвЬтствовали 1 мм. ртутнаго давленхя, длина же 

 одного часа — 46 мм. бумаги. БарограФЪ былъ предварительно тш,ательно 

 изсл*дованъ на Главной Физической обсерватор1и, но кром* того величина 

 добавочной постоянной барографа постоянно контролировалась сравнен1емъ 

 его съ ртутными барометрами, причемъ всяк1я изм*нен1я постоянной при- 

 бора принимались, конечно, всегда во вииыан1е. 



Чтобы быть въ состоянш просл*дить мельчайш1я изм-Ьненхя въдавле- 

 Н1И барометра, я вьшисалъ другой особо-чувствительный барограФЪ, Фигу- 

 рирующей въ каталог* Ришара подъ назван1емъ статоскопа. Приборъ этотъ 

 основанъ на томъ, что весьма чувствительная манометрическая коробка, 

 связанная съ полымъ металлическимъ цилиндромъ, приводится при посред- 

 ств* крана въ сообщен1е съ наружнымъ воздухомъ. Передъ началомъ на- 

 блюденш кранъ закрываютъ, тогда всякое ничтожное пзм*нен1е наружнаго 

 давлетя передается тотчасъ же чувствительному рычагу, который и чер- 

 титъ лин1ю на вращающемся барабан*, д*лающимъ одинъ оборотъ въ 50 

 минутъ. Этотъ интересный и простой по иде* приборъ обладаетъ, однако, 

 весьма значительными недостатками. На его показанхя огромное вл1ян1е 

 им*етъ температура; ничтожное изм*нен1е посл*дней влхяетъ тотчасъ же 



4) Везд-Ь даны номера, выставленный Главной Физической обсерваторхей на лнсткахъ 

 съ поправками приборовъ. 



Фвз.-Мат. стр. 112. ^^ 



