ФИЗИКО-МЕТЕОРОЛОГ. НАБЛЮДЕН1Я ВО ВРЕМЯ ПОЛНАГО СОЛНЕЧНАГО ЗАТМЕШЯ. 223 



§8. 

 Солнечная рад!ац!я. 



Для опред-Ьденхя напряжен1я солнечныхъ лучей служили сл-Ьдующхе а. Приборы, 

 приборы. 



Во-первыхъ, актинометръ Хвольсона, приборъ рекомендуемый въ 

 инструкцш Императорской Академш наукъ для производства метеороло- 

 гическихъ наблюден1Й. Приборъ, которымъ я пользовался, былъ изготовленъ 

 механикомъ Ф. Мпллеромъ и предварительно тщательно изсл'Ьдованъ въ 

 Главной Физической обсерватор1И. Зная постоянную прибора, можно уже 

 было перевести всЬ наблюден1я въ абсолютныя единицы — калорхи. Идея на- 

 блюден1Й съ приборомъ Хвольсона очень проста, необходимый навыкъ пр!- 

 обр'Ьтается скоро, но т'Ьмъ не мен-Ье этотъ актинометръ въ томъ вид-!, въ 

 какомъ онъ въ настоящее время изготовляется, обладаетъ все-таки н-Ько- 

 торыми весьма существенными недостатками, которые, однако, возможно 

 бы было устранить. Во-первыхъ, недостаточная длина шкалы термометровъ 

 при мало-мальски сильной рад1ац1и д-блаетъ наблюден1я съ актпнометромъ 

 Хвольсона совершенно невозможными. Дал'Ье, весьма трудно черезъ такую 

 большую чечевицу сл^Ьдить одновременно съ точностью до сотыхъ долей 

 градуса за показан1ями обоихъ термометровъ, находящихся въ н'Ькоторомъ 

 разстояши другъ отъ друга. Этотъ существенный недостатокъ однако весьма 

 легко бы было устранить. Можно безъ затруднения устроить такое оптиче- 

 ское приспособленхе, наприм'Ьръ, бипризму или дв-Ь полулинзы, какъ въ сте- 

 реоскопе, чтобы об-Ь шкалы термометровъ проектировались въ пол-Ь зр'1н1я 

 этого оптическаго снаряда одна совершенно рядомъ съ другой. Тогда легко 

 бы было наводить нить одновременно на оба конца ртутныхъ столбиковъ, и 

 точность наблюденш отъ этого значительно бы выиграла. Вместо метро- 

 нома, который при движенхи воздуха идетъ чрезвычайно неправильно, я 

 употреблялъ обыкновенный столовый среднш хронометръ, отбивающгй 

 полу-секунды. Актинометръ Хвольсона пом-Ьщался рядомъ съ астрономи- 

 ческими приборами, служившими для наблюденш надъ солнечнымъ затме- 

 н1емъ. В&к эти приборы защищены были съ двухъ сторонъ спещально воз- 

 веденными дощатыми заборами; съ третьей же стороны — восточной стеной 

 Мало-Кармакульской церкви, къ которой эта временная обсерватор1я не- 

 посредственно и прилегала. Актинометръ такимъ обраломъ былъ по воз- 

 можности защищенъ отъ в11тра, который, какъ известно, столь вредно 

 вл1яетъ на точность актинометрическихъ наблюден1Й. 



Фнэ.-Мат. стр. 125. 21 



