ВЪ УСТЬЯХЪ ЮЖНО-РУССКИХЪ РЪЕЪ ВЪ 1890 ГОДУ. 351 



Надо зд^^сь же отм-Ьтить, что су1дествующ1е н-Ьмецкхе ареометры д-ра 

 Кюхлера не удовлетворяютъ своему назначеп1ю въ лиманахъ, когда тем- 

 пература поверхностной воды доходитъ до 25°С, какъ это бывало въ ав- 

 густ'Ь на Бугскомъ лиман-б. 



(17 5°\ 

 уу^)'^) мен-бе 1,0015) 



при темнературахъ въ 20° и бол1;е сл'Ьдуетъ им-бть ареометръ съ д-Ёлен!- 

 ями, соотв-Ьтствующими уд'Ьльнымъ в-Ьсамъ мен'Ье принятой единицы (в-Ьсъ 

 дистил. воды при 17,5° С). Въ самомъ д'Ьл'Ь, допустимъ, что изсл-Ьдуеная 

 нами вода им-Ьетъ уд. в1съ 1,0009, что определять ея уд. в^съ намъ при- 

 ходится при -н 23° С. Беремъ ареометръ Кюхлера для наименьшихъ плот- 

 ностей: ареометръ погружается на всю скалу и вода покрываетъ самое 

 верхнее д'Ьлен1е, соотвЬтствующее 1,0000. Приходится или отказаться отъ 

 точнаго опред'{;лен1я уд. в-Ьса изсл'Ьдуемой воды, допустивъ только, что онъ 

 не бол-Ье 1,001 (приведен, къ 17,5° С), или охладить воду градуса на два 

 противъ прежней температуры. Но было бы ближе къ Д'Ьлу им-бть арео- 

 метръ съ д'Ьлен1ями 0,999 и 0,998 и съ промежуточными между ними (или 

 приспособленный для этихъ ц-блей ареометръ съ постояннымъ объемомъ). 

 Однако такихъ ареометровъ, сколько мнЬ известно, въ продаж-Ь не суще- 

 ству етъ. 



Поэтому поневол1; при моихъ ареометрическихъ опред'Ьленхяхъ на ли- 

 манахъ въ большинств-Ь случаевъ приходилось ограничиваться опред-блен!- 

 емъ пред'Ьльной величины, бол-Ье которой не можетъ быть соленость въ 

 изсл-Ьдуемонъ случай. Для контроля можно было бы пользоваться вкусомъ 

 воды. Для этой ц-бли я д'Ьлалъ спец1альное опред'1лен1е своего вкуса. Ока- 

 зывается, что мой языкъ не всегда улавливаетъ разницу во вкус-Ь между 

 растворомъ поваренной соли въ 0,1 % и обыкновенной водой, употребляе- 

 мой для питья. Такимъ образомъ лишь при соленостяхъ не мен-Ье 0,1% 

 проба на мой вкусъ могла давать опред-йленный отв-Ьтъ, что изслйдуемая 

 вода соленая. 



Само собою разумеется, что только химическхй анализъ можетъ дать 

 намъ точный данныя о солености изслйдуемыхъ водъ. Отъ него же мы 

 должны ждать и бол^е точныхъ таблицъ для приведен1я ареометрическихъ 

 показан1й въ лиманной води къ температуре 17,5° С. и бол^е точной Фор- 

 мулы для вычислен1я солености изъ приведеннаго удйльнаго в^са. Для при- 

 веден1я ареометрическихъ показанш къ температуре 17,5° С. я пользовался 

 граФическимъ способомъ: двумя диаграммами (отъ 0° до 10° и отъ 10° до 

 30°), составленными мною на осцовац1и таблицы Крюммеля (Агаоте(;ег- 



12) Приведен, къ 1 17,5° С. 



Физ.-Мат. стр. 253. 



