— 975 — 



сл'Ьдовало бы сейчасъ яге передавать для свЬд'Ьнхя на портовую станщю, ко- 

 торая и должна по записямъ свопхъ прпборовъ составлять отчетъ о наблю- 

 денхяхъ въ сл'Ьдуюш,1е 2 дня посл'Ь каждаго предупрежден1я, согласно пн- 

 струкщп о штормовыхъ станп,1яхъ, и отчетъ этотъ отправлять по истечении 

 48 часовъ отъ времени получен1я штормоваго предупреждешя въ С.-Пе- 

 тербургъ, въ Николаевскую Главную Физическую Обсерватор1ю. 



Въ Новороссгйсть осмотрены метеорологическ1я станщи на Мархот- 

 скомъ перевал'Ь и въ Новороссшскомъ портЬ. 



Станцш эти были построены съспеп,1альнойц-Ьльюизсл'1;дован1яявлешя 

 Новороссшской боры: затрачены были довольно значительный суммы на ихъ 

 сооружен1я, и поэтому отъ этихъ станц1Й пеобходпыо требовать исполнен1я про- 

 граммы бол'Ье широкой, чймъ отъ станщй обыкновенныхъ второго разряда. 



Главная задача верхней станщи заключалась въ томъ, чтобы давать 

 запись анемографа, между тЬмъ этотъ прпборъ мпоголЬтъ совершенно без- 

 дМствуеть и оказался сломаннымъ. Въ виду того, что опытъ установки элек- 

 трическаго анемографа Ришара-Фрейберга оказался очень неудачнымъ, 

 на этой станщи необходимо въ самомъ скоромь времени установить анемо- 

 граФЪ Мупро съ механической передачей. 



Пришедшую въ ветхость будку Впльда сл-Ьдовалобы замЬнить новой. 

 Для защиты отъ дующихъ съ огромной силой вЬтровъ пришлось сЬверную 

 сторону будки закрьггь сплошной стеклянной рамой; при устройстве новой 

 будки сл4дуетъ эту раму зам'Ьнить дверцами со стеклами; дверцы эти при- 

 крЬпить на петляхъ и закрывать ихъ при сильномъ в1;тр-Ь во время отсчетовъ; 

 вообще же дверцы доляшы быть открыты. Необходимо така^е снабдить 

 станщю новымъ барометромъ Вильда-Фуса и запаснымъ ртутнымъ ча- 

 шечнымъ барометромъ, а въ барограф-Ь Рпшара зам-Ьнить барабанъ па та- 

 ковой съ суточнымъ ходомъ. Необходимо установить наборъ почвенныхъ 

 термометровъ. Наконецъ необходимъ капитальный ремонтъ жилого дома. 



Нижняя станщя порта обставлена хорошо какъ относительно непосред- 

 ственныхъ наблюден1Й, установленныхъ для станщй П разряда I класса, такъ 

 п относптельно саыопишущихъ приборовъ, которые д'Ьйствуютъ исправно и 

 доставляютъ драгоценный матер]алъ, къ сожалЬн1ю, однако, не обрабаты- 

 ваемый. Необходимо принять м^ры, чтобы этотъ матер1алъ обрабатывался 

 своевременно. 



Площадку на крышЬ сл'Ьдуетъ увеличить, чтобы переставить анемо- 

 граФъ дальше огь трубы и чтобы на той же крыш-Ь установить гел10граФЪ. 

 Чтобы эта станщя подходила къ типу полныхъ, правильно оборудованныхъ 

 гидро-метеорологическихъ станщй, остается снабдить ее почвенными тер- 



11зп*ст1я и. Д. Н. 1911. 



