L'absorpUon de quelquea gaz dana l'eau. 98 



Avec eet appareil, on peut determiner directement le coel- 

 Bcient d'absorption a une temperature donnée, comme anssi 

 trouver les changements que subit ee coefflcienl a <\vs tempe- 

 ratures dillérentes. 



La premiere de ces determinations se fait comme il suil : 

 mi place le niveau du mercure dans l'absorptiometre dans le 

 voisinage de iw, et secoue L'appareil jusqu'a ce que ce niveau 

 ne se déplace plus, aprés epioi on lit avec le catbétométre la 

 hauteur du trait m et du niveau du mercure ainsi que la tem- 

 perature, tandis que la pression dans l'absorptiometre se déter- 

 mine par l'observation simultanée des manometres D et E. 

 Si Ton designe par P cette pression, par V le volume en cent. 

 cub. de l'eau contenue dans l'absorptiometre, par R le volume 

 en cent. cub. de l'appareil jusqu'au niveau du mercure et par 

 t° la temperature, le volume A du gaz libre (non absorbé), a 

 0° et 760 mm., est donné par l'équation 



(R-V)P 

 760(1 + at) 



On reléve ensuite le reservoir F jusqu'a ce que le niveau 

 du mercure dans l'absorptiometre coi'ncide a pen pres avec la 

 marque m, ce qui a pour resultat une compression du gaz 

 dans l'appareil et un notable aecroissement de la pression ; 

 puis on secoue de nouveau l'absorptiometre jusqu'a ce que le 

 niveau du mercure ne varie plus, et procéde a des lectures 

 analogues aux précédentes. En désignant par P x la pression 

 dans l'absorptiometre, par R x le volume de l'appareil jusqu'au 

 niveau du mercure , on trouve pour le volume A x du gaz 

 libre (non absorbé), a 0° et 760 mm., la temperature n'ayant 

 pas varié, 



[R x - V) P x 

 " x 760(1 + at) 



A x est plus petit que A et la quantité de gaz disparue A — A, 

 a été absorbée par l'eau a la suite de l'augmentation de pres- 



