Influence du Bysterne nervens Bur l'éehange resplratolre. 251 



tandia que, d'uo autre c6té, l'emploi da curare affaiblil probable- 

 niciii l'effel de l'excitation du nerf, inconvénient qui cependant 

 ne peut provisoireraenl étre évité. 



En opérant par ce procédé, j'avais d'abord suppose que 



dos t ; chaiitillons de L'air expiré provenanl dun individu normal. 

 et recueitlis a de tres oourts intervalles dans des conditions 



identiques , avaient nne eomposition analogue. Mais, loin de 

 voir cette supposition se realiser, j'ai, au contraire, constaté 

 des oscillations tant dans la proportion de l'acide carbonique 

 que dans celle de l'oxygéne, et c'est pourquoi la méthode a 

 pris peu a peu la forme que je vais maintenant décrire. 



Méthode. 



Je commencerai par donner une description de l'appareil 

 qui a été employé pour la respiration artificielle. 

 Les conditions qu'un tel appareil doit remplir sont de produire 

 une respiration appropriée a l'animal sur lequel on opére, et 

 de regler les mouvements respiratoires de maniére que la gran- 

 deur de chaque respiration demeure exactement la méme pen- 

 dant toute la durée de l'expérience; en outre , il ne doit rien 

 se perdre de fair expiré , mais ce dernier doit pouvoir étre 

 recueilli et mesuré en traversant un gazométre. Ces dilférentes 

 conditions sont remplies d'une maniére satisfaisante par l'em- 

 ploi de l'appareil suivant (Fig. A). 



Il se compose d'une seringue métallique {e) d'une conte- 

 nance de 300 cent. cub., dont le piston facilement mobile ferme 

 bien exactement. La tige {d) du piston communique , par une 

 manivelle (c), avec un disque (a) qui tourne autour de son a\e 

 (b), et la manivelle peut, a l'aide d'un mécanisme a coulisse, 

 étre fixée a une distance plus ou moins grande de eet axe. 

 La seringue communique par un tube de verre avec le réser- 



lS" 



