8 Adam Paulsen. 



D Déclinometre, enregistreur. 



B Bifilaire, enregistreur. 



V Balance magnétique, enregistreur. 



H Horloge munic d'une lampe a 3 lentilles, enregistreur proprement dit. 



D' Déclinométre a lecture directe. 



U Unifilaire a déflecteurs a lecture directe. 



T Table servant aux manipulations que nécessite le renouvellement des 



feuilles de papier sensible. 

 L et L' Lunettes de lecture. 



La lecture des appareils a lecture directe se fait å l'aide 

 (rune lampe a cheminée de verre rouge qu'on place derriére 

 les échelles en verre. 



Le maximum de temperature de la cave a été jusquici 

 de 13°,0, le minimum de 0°,8. Les variations diurnes de la 

 temperature sont insensibles. 



Instruments servant aux mesures afosolues des elements 

 magnétiques. 



Le grand théodolite magnétique de l'observatoire est 

 sorti des ateliers de M. Bamberg a Friedenau (n° 1973). Le 

 cercle azimutal, gradué de 10' en 10', a un diametre de 17 cm . 

 Les divisions des tambours des microscopes correspondent a 

 une valeur angulaire de 20"; on peut done facilement apprécier 

 un angle de 2". 



Outre le mouvement qui entraine autour de l'axe vertical 

 de rinstrument les deux microscopes, la lunette, la cage de 

 Taiguille et la régle pour la mesure de deviations, la cons- 

 truction du théodolite permet encore une autre rotation qui 

 n'améne que la lunette et la cage. Ce dernier mouvement sert, 

 pendant les mesures de deviations , a pouvoir faire les pointes 

 sans détourner la régle de sa direction perpendiculaire a l'ai- 

 guille. En effet, quand la régle est installée dans une direction 

 perpendiculaire au méridien magnétique, si le miroir de 1'aiguille 

 n'est pas perpendiculaire å l'axe magnétique, on peut, en ne 

 tournant que la lunette et la cage, faire les pointes sans déplacer 



