Communications de l'Obaervatolre magnétique de Copenhague li 



l;i régle. Les erveurs provehaBt de la collniation du miroir 



ii "o ii 1 1*' 1 1 1 dtiiic pas, par celte eonstruetion , dans les mesun- 

 de deviations. 



La hmette est reversible el son a\e de rotation permel d'v 

 poser nu niveau ponr determiner nuelinaisen. L'tnstrumeal 

 permet done d'efleetuer des observations astrouomiques pour 

 determiner ('azimut dn point de repére. 



Pour le centrage de Taignille, la monture qui porte le 

 erochet de suspension du fil de cocon, peut étre déplaeé dans 

 le sens borizontal , a l'aide de trois vis de rappel qui pressent 

 contre la partie supéricure du tube. 



Nous reviendrons, dans la de script ion des métbodes em- 

 ployées pour les determinations des eonstantes des barreaux 

 aiinantés. a (juelques au tres détails de construction de eet 

 instrument. 



La bo u ss o le d'inclinaison provient de M. Dover 

 |n° 57). Les diametres des cereles vertical et borizontal out 13 cm 

 de longueur. Les vemiers donnent directement la minute. Les 

 inclinométres dus a l'babile constructeur de l'observatoire de 

 Kew, sont si bien connus que je me dispenserai d'en faire une 

 deseription détaillée. 



Les determinations des eonstantes des barreaux aimantés 

 pour la mesure de la composante borizontale et les mesures 

 absolues nécessitant la eonnaissanee des variations des elements 

 du champ magnétique terrestre, nous eommencerons par la 

 deseription des appareils de variations, de l'installation de ces 

 instruments et de la determination de leurs eonstantes. 



Appareils de variations a lecturc directe. 



Les appareils de variations a leeture directe sont ceux 

 dont je me suis servi en Groenland pendant les aunées 1882—83. 

 Les aiguilles, en forme de fer a eheval et dont la distance 

 polaire est de 14 mm , oscillent dans des amortisseurs en cuivre 



