10 Adam Paulsen. 



rouge . visses sur des disques de marbre qu'on peut établir 

 horizontalement par des vis de rappel. Les amortisseurs sont 

 surmontés de cages en laiton cylindriques, \itrées sur les faces 

 qui regardent les lunettes de lecture. Chacune des aiguilles 

 est traversée dans son milieu par une petite tige dont la direc- 

 tion est perpendiculaire a la ligne joignant les poles. Dans la 

 partie supérieure de la tige est ud petit trou pour le crochet 

 de suspension. La tige porte un petit cadran auquel est fixe 

 le miroir qui donne 1'image des divisions de léchelle. Dans 

 chacun des appareils est encastré un second miroir a monture 

 fixe qui fait corps avec l'amortisseur; sa position est réglée 

 au moyen de vis . de facon h amener l'image fixe dune partie 

 de léchelle dans le demi-cercle supérieur du champ de la 

 lunette de lecture. A chaque observation Ion fait la lecture 

 de l'image fixe qui sert uniquement de repére. 



Les échelles en verre et dhisées en millimétres, sont 

 doublées de lames de verre dépoli. a travers lesquelles la lumiére 

 est projetée pour faire ressortir nettement les traits de divisions. 

 Les échelles sont installées de facon que leurs milieux se 

 trouvent directement au-dessus des axes optiques des lunettes. 

 La position des miroirs mobiles est réglée de sorte qu'en 

 l'absence de perturbations magnétiques. l'image du milieu de 

 léchelle est vue dans la partie inférieure du champ de la 

 lunette. 



Un déplacement dune division de l'image de léchelle cor- 

 respond pour tous les instruments a une deviation de l'aiguille 

 de l',2. On s'est assuré que la correction pour la torsion 

 est négligeable. 



Inutile de dire que les aiguilles sont suspendues sans tor- 

 sion initiale. 



Déclinométre. D'aprés ce que nous avons dit plus 



hånt, les variations de la déclinaison sont données par la 



formule 



Jl) = (n — w ir,2, 



