Commnnleattoni de l'Obserratotre magnétlque de Copenhagne. il 



i»u 11 représente la lecture correspondanl a la déclinaison ac- 

 tuelle, el »,, a la déclinaison qu'on o adoptér comme normale. 

 Des lectures croissantee correspondent a un déplaeemenl 

 du méridien magnétlque vers rOnest. 



Ippareil Bervant a me surer les variations de la 

 composante horizontale. L'apparefl destiné a mesurer 

 les variations de la composante horizontale est un nnifilaire a 

 deux barreaux aimantés a poste lixe. sensiblement perpendi- 

 culaires an milieu de raiguille. Celle-ci est déviée vers l'Ouest. 

 Les aimants «l<t1ecteurs sont bien compensés ponr l'influence 

 des variations de la temperature sur lenrs moments magné- 

 tiqnes. 



Désignons par M le moment magnétique de raiguille et 

 par VM le couple qui, quand raiguille est perpendicnlaire a 

 la direction des déflecteurs, imprime å raiguille une deviation 

 c,, du méridien magnétique, et Fon a 



Hsin^ = Z7, 

 oii H représente la composante horizontale dn magnetisme 

 terrestre. 



On met ordinairement 1'aiguille en position par apprécia- 

 tion : le defaut de réglage peut done s*élever jusqu'å 1 on 2°. 



Si maintenant la composante horizontale et la déclinaison 

 varient, l'équation d'équilibre est 



(H-\-JH)s\n{<f -\-J<f) = Ucosa 

 en désignant par a la deviation de raiguille de la position 

 normale. « 



Des deux équations, on tire 



JH = sin {(p + å<p) — sin <p cos a 

 sin (<p + Jtp) 

 Dans cette formule H est déterminé par des mesures 

 absolues; reste å tronver <f . a et Jc\ 



Lamont a indiqué une méthode M pour determiner la dé- 



') Lamont: Handbuch d. Erdmagnetismus p. 211. 



