12 Adam Paulsen. 



viation de l'aiguille du méridien magnétique ; j'ai démontré 

 autre part 1 ) que cette méthode ne donne pas en general l'angle 

 y> -\-Jy>. mais ^ , ou Tangle entre la ligne perpendiculaire a 

 la direction des aimants déviants et le méridien magnétique. 



Par la méthode de Lamont, les aiguilles du déclinométre 

 et de l'uniiilaire a aimants déviants sont, a la méme distance des 

 aiguilles, déviées par le méme barreau aimanté qu'on pose dans 

 la deuxiéme position de Gauss. 



Soient 



M le moment magnétique de l'aimant auxiliaire; 



R la distance du milieu de l'aimant aux aiguilles du dé- 

 clinométre de l'unifilaire a déflecteurs; 



H la composante horizontale du champ magnétique terrestre ; 



ft et fi' les deviations imprimées aux aiguilles par l'aimant; 



a la deviation de l'aiguille de l'unifdaire a déflecteurs de 

 la position normale ; 

 l'équation d'équilibre pour l'aiguille du déclinométre est 



K A 



ou p et q sont des fonctions tres complexes de la repartition 

 du magnetisme dans l'aiguille et dans l'aimant auxiliaire. 



Pour l'appareil a déflecteurs dont l'aiguille est identique 

 a celle du déclinométre, on a 



^( 1+ Æ + ^^-") *" (^ os <fo + «) + ^sin«)tg/9'. 



De la on tire 



Hlgft = (Hcos(<p -\-a) 4- Us\n a)tgj3' , 

 et puisque _ # sin ^ oj 



on a finalement 



tg/? 



V - £ 7 ~ I — cos <p cos a. 



tg p T 



Les deviations /? et /?' étant tres petites, on peut rem- 



{ , + &+-fc + --) -*** 



Dulletin de la conimission polaire internationale p. 191. 



