Communlcationi de l'Observatolre magnétique de Copenhague. 17 



Le <■ coefBcient dMnduction« des barreaux de fer doux a 



été déterminé par la méthode de Lamont 1 ). Pour operer le 



calcul des determinations, on s'est servi de la formule 



, J»,"— , Jn x " sinM',2 , 



a = 



.) 13 O /, 2 1. 2 , 



- ./«,"- j j7l,"sillM',2 i + 3 ',./ 



ilans laquelle 



J«," représente la moyenne d'une serie de deviations 

 lorsque le barreau aimanté auxiliaire est pose dans une direc- 

 tion verticale, de sorte que son axe magnétique coincide avee 

 l'axe de rotation de l'aiguille. 



dn 2 " designe la moyenne d'une serie de deviations lorsque 

 le barreau aimanté est pose perpendieulairement au plan vertical 

 tontenant l'aiguille . de sorte que l'axe de rotation de celle-ci 

 passe par le milieu du barreau. 



h signifle la distance des milieux des barreaux de fer au 

 plan d'oscillation de l'aiguille. 



k est la distance des axes des barreaux a l'axe de rotation 

 de Taiguille. 



e est la distance de l'aiguille au milieu du barreau aimanté 

 déviant. 



Les mensurations ont donné 



h == is cm , k = 9 m .5 et e = 145 cm . 



Ces données et les mesures des deviations imprimées a 

 l'aiguille par le barreau aimanté quand celui-ci était placé dans 

 les positions nommées ci-dessus, donnent 



a = 0,1541. 

 Désignons par V la composante verticale du cbamp magné- 

 tique terrestre et par n" la lecture de l'appareil å barreaux de 

 fer doux, on a 



AV = — (J/7 sin ^ + H cos </> in" — n) sin l',2) , 



J ) Lamont: Handbuch d. Erdmagnetisnius p. 215. 



Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Korh. 1892. 



