18 Adam Paulsen. 



Pour les valeurs de H, <p et a données ci-dessus, la sen- 

 sibilité de l'appareil est exprimée par 



JV = 0,0001431 (n — n') + 0,000303 (n" — n). 



A cause de la supériorité de la balance qui fonctionne 

 dans la cave voutée , on ne fait pas des lectures réguliéres de 

 l'appareil a barreaux de fer doux. 



Des lectures réguliéres de cette serie d'appareils de varia- 

 tions ont commencé au printemps de 1889. Mais quelques 

 grandes variations dans les valeurs correspondants aux points 

 zéro des échelles montraient que les pibers qui portaient les 

 appareils n'étaient pas assez bien fondes. Les pibers furent 

 reconstruits, les appareils réinstallés et les lectures reprises 

 le l er aout 1889. 



Le tbéodobte magnétique de Hamberg ne fut livre qu'en 

 octobre 1889. Quelques défauts a corriger nécessitant l'aide 

 d'un constructeur, repoussérent jusqu'å la fin de 1889 le com- 

 mencement des observations effectuées avec eet instrument. 

 Lne discussion des premieres series d'observations révéla l'in- 

 tluence d'une cause perturbatrice, notamment pour les oscilla- 

 tions; malgré toutes les précautions prises, il était souvent 

 impossible d'empéeber l'aimant de penduler pendant les oscil- 

 lations. Ln examen détaillé montra que les deux pibers de 

 pierre calcaire, dans le pavillon ou Ton effectuait les determina- 

 tions absolues, étaient descellés de leurs bases. 11 fallut done, 

 au printemps de 1890, refaire les fondations des pibers. 



C'est done seulement depuis le commencement de 1891 

 que nous possédons, pour les variations de la composante 

 borizontale, des lectures réduites a leurs valeurs absolues com- 

 prenant une serie annuelle. 



Des mesures de la déclinaison étant effectuées avec un 

 autre tbéodobte magnétique, nous possédons des series annuelles 



