9() Adam Paulsen. 



Pendant la courte durée, le fonctionnement a révélé quel- 

 ques défauts dans ces instruments. Ainsi, le mouvement de 

 la balance n'étant pas assez délicat, on a remedie a eet incon- 

 vénient en renouvelant l'axe de l'appareil. Plusieurs des miroirs 

 trahissent dans les images une courbure de surface ; ils sont 

 remplacés par d'autres dont les images sont bien au point. 

 Enfin on a traité les aiguilles du déclinométre et du bifilaire 

 d'aprés la métbode de MM. Strouhal et Barus pour empécher 

 la perte du moment magnétique 1 ) due au temps et aux actions 

 mécaniques. Les aiguilles ont été suspendues pendant 60 heures 

 dans un bain de vapeur d'eau a 100°: aprés une aimantation 

 a saturation, on les a suspendues de nouveau dans le méme 

 bain pendant 8 heures. Par ce procédé, le moment est devenu 

 sensiblement inaltérable. En effet, on a constaté, par des de- 

 viations, qu'un choc produit par une chute d'une hauteur de 

 3 m ,5 au-dessus d'un parterre dallé, n'a pas altéré sensiblement 

 le moment magnétique d'une aiguille que nous a envoyée le 

 constructeur et qni était identique a celles du déclinométre et 

 du bifilaire. 



La construction du musée étant finie, les appareils ont été 

 de nouveau mis en fonction dés le commencement de juin 1891. 



Jusqu'a la fin de l'année 1891 , le mouvement du chassis 

 qui porte le papier au gélatinobromure d'argent était de 10 mm 

 par heure. Conformément aux væux du congrés météorologique 

 international de Munich en 1891. on a, dés le commencement 

 de 1892, modifié le mouvement du chassis de sorte qu'il des- 

 cend exactement de 13 mm a l'heure. 



Pour les courbes de la déclinaison. la valeur angulaire du 

 millimétre sur l'ordonnée est de l',43. Pour les courbes de 

 la composante horizontale et de la composante verticale, le 

 millimétre correspondait d'abord h une valeur absolue de 



') V. Strouhal und C. Barus: L'ber den Einfluss der Harte des Stahls 

 auf dessen Masnetisirbarkeit. 



