CommnnlcatloDS de l'Obserratolre magnétique de Copenhague. 21 



0,0000(1.") (C. (i. S.i, mais mii ;i depuis reconnu qu'une telle 

 Bensibilité des appareils est trop grande pour que l'enregistreur 

 puisse fonctionner pendanl Les grandes perturbations. 



Des le commencement de l'année 1892, on ;i réglé la sen- 

 sibilité du bifllaire et de la balance, de sorte que l mm sur les 

 ordonnées correspond, 



ponr les courbes de la comp. hor. a 0,000095 (C. G. S.) 



— vert. a 0,000095 



Ces valeurs ne sont done a considérer que comme pro- 

 visoirement déterminées. 



Ponr ponvoir determiner les coefficients de temperature du 

 bifllaire et de la balance , nous devons attendre l'arrivée des 

 grands froids. 



Nous donnerons dans la publication de l'année procbaine, 

 qui contiendra des tableaux sur les valeurs des elements ma- 

 gnétiques terrestres, dressés d'aprés les courbes photogra- 

 pbiques , une description détaillée de la determination des 

 constantes de ces appareils. 



Determinations des constantes des aimants I et II. 

 Determinations des coefficients de temperature des aimants. 



Pour determiner Finfluence de la temperature sur le mo- 

 ment magnétique, le théodolite magnétique est muni d'un appa- 

 reil qui permet de placer borizontalement l'aimanl dans une 

 direclion perpendiculaire au milieu de I'aiguille. 



Désignons par <p t et (p t les angles d'écart de I'aiguille du 

 méridien magnétique quand l'aimant est plongé pour l'un, dans 

 l'eau froide, pour l'autre , dans l'eau chaude, et par t t et t 2 

 les temperatures de l'eau froide et de l'eau chaude, on a pour 

 le coefficient de temperature l'expression suivante 



