22 Adam Paulsen 



= _ sin (y> t — y> 3 ) _ 

 [t 2 — <i)-tøiføi-H**) 



Pour tenir compte de la variation de la déclinaison et de 

 la composante horizontale, on faisait, a chaqne pointe, des lec- 

 tures du déclinométre et de l'unifilaire a déflecteurs. Con- 

 naissant la déclinaison et la composante horizontale a la lecture 

 de tp x et de <p :i , on a réduit ces angles aux valeurs qu'ils 

 auraient eues , si la déclinaison et la composante horizontale 

 eussent été invariables. 



Pour trouver la correction relative a la variation de la 

 composante horizontale, on peut regarder le théodolite a aimant 

 horizontal comme un unifilaire a aimant déviant. 



On peut done poser 



All = sin # cot $ø/7, 

 ou x est la deviation de l'aiguille causée par la variation AH 

 de la composante horizontale du champ magnétique terrestre. 



L'appareil de variations a lecture directe est réglé de sorte 



qu'on a 



AR = (n — n') 0,000201 H. 



Pour une variation de la composante horizontale corres- 



pondant au déplacement de l'image d'une division de réchelle, 



les deux équations donnent 



sin-zcot^ == 0,000201. 



Pendant les determinations des coefficients de temperature, 



la valeur moyenne de <p a été 



pour l'aimant I 19° 34', 



pour l'aimant II 17° 44', 5. 



On a done pour l'aimant I 



x = 14", 8 

 et pour l'aimant II 



x = 13", 3. 



La correction a faire a l'angle <p pour une intensité corres- 

 pondant a une lecture qui différe de n divisions de celle pour 

 l'intensité moyenne, est done pour l'aimant I n . 14", 8 et pour 



