32 Adam Paulsen. 



Avant d'opérer le calcul, <p x et <p 2 sont corrigés pour les 

 variations de déclinaison. 



Les coefflcients d'induction des aimants ont été déterminés 

 au printemps de 1891 ; les expériences pour determiner le 

 coeffieient d'induction de l'aimant I, ont été faites par moi, 

 celles pour l'aimant II par M. Hjort. Dans les tableaux suivants, 

 les valeurs données sont les inoyennes des resultats de plusieurs 

 series d'observations qui ont été faites le méme jour. 



Coeffieient de l'induction. 

 N° de l'aimant T de l'aimant II 



1 0,00682 0,00515 



2 0,00668 0,00459 



3 0,00638 0,00571 



On a done adopté pour l'aimant I : a = 0,00663 



- II: a = 0.00515. 



Determinations des coefflcients niasrnétométriques des aimants. 



Pour la mesure des deviations, l'on se sert d'une petite 

 aiguille longue de 8 mm , qu'on suspend au-dessous de la cage 

 dans une cavité cvlindrique dont l'axe coincide avec l*axe de 

 rotation du théodolite. Pour qu'on puisse vérifier la position 

 de 1' aiguille, la paroi de la cavité est percée dun petit canal 

 horizontal dont les deux extrémités diamétralement opposées sont 

 vitrées. On peut done, par des visées, s'assurer que le plan 

 d'oscillation de l'aiguille est au niveau de l'aimant déviant, quand 

 celui-ci est mis en position sur le chariot appliqué sur la régle. 



L'aiguille est suspendue a un simple fil de cocon tel que 

 le filent les vers a soie. Une torsion de 360 n"imprime a 

 l'aiguille qu'une deviation de 2'. 



Par les mesures, la régle est d'ahord installée dans une 

 position perpendiculaire au méridien magnétique. Le miroir de 

 l'aiguille n'étant pas perpendiculaire a l'axe magnétique, on 



