36 Adam Paulsen. 



Mesures absolues des elements magnétiques. 



Determinations de la déelinaison. 



Pour les mesures de la déelinaison, M. Bamberg nous a 

 envoyé un systéme de deux barreaux solidaires aimantés, paral- 

 léles et disposés de facon que lun est an-dessus de l'autre. 

 quand ils sont suspendus dans la cage du théodolite. La tige 

 verticale qui rend les deux aimants solidaires est munie dun 

 cadre dans lequel est encastré le miroir. 



Les oscillations étant tres rapidement amorties par le cou- 

 vercle et le fond de la cage de cuivre rouge, ce systéme de 

 deux aimants est tres commode pour les mesures. Mais on 

 a bientot reconnu que la direction des aimants est modifiée 

 suivant leurs positions dans la cage. En effet, si Ton fait 

 descendre ou monter les deux barreaux de sorte que celui qui 

 est le plus bas s'approche beaucoup du fond de la cage . ou 

 que le plus haut se trouve tres pres du couvercle de cette 

 méme cage, la direction des aiguilles peut varier de 1,5 a 2'. 

 Il semble done que les outils avec lesquels on a faconné la 

 cage aient laissé des particules de fer qui cbangent la direc- 

 tion des aimants 1 !. En amenant la cage a toucher les amor- 

 tisseurs de cuivre rouge des appareils de variations ;i le c ture 



] i II semble qu'il ny ait pas deux théodolites magnétiques qui domieut des 

 determinations rigoureusement identiques de la déelinaison. Ainsi la 

 déelinaison mesurée par le théodolite d'Edelmann, dont je me sérvais en 

 Groenland, dlffere de 2' de celle qu'on obtient par le grand théodolite 

 magnétique de l'Observatoire de Copenhague. M. S o Ian der m'a lait pari 

 qu'une dilFérence de cette grandeur existe entre les indications dun 

 autre théodolite magnétique d'Edelmann. construit pour l'expédition inter- 

 nationale suédoise au Spitzberg , et celles obtenues par un théodolite 

 magnétique de Lamont appartenant a I Observatoire magnétique d'Upsal. 

 On sait que M. Rijckevorsel, qui a ell'ectué des mesures comparatives 

 aux Observatoires magnétiques de Kevv, du Pare St.-Maur, de Wilbelms- 

 haven et d'Utrecht, a trouvé des differences, qui s'élévent å 3', 6, entre 

 les mesures de déelinaison faites avec les théodolites magnétiques de ces 

 observatoires. (Voir van Rijckevorsel: An attempt to compare the 

 instruments for absolute magnetic measurements. Amsterdam 1890 



