(»in el mm Elektrometer. 107 



li. I I', Hvilestilling Interpolere! Hvilestill. Udelag 



for \'„ — O 



(i Miiini O 155.8 155.8 O 



2 ■ -f- i. S 181.2 154.3 26.9 



[ * — is 188.2 153.2 35.0 



6 « O 152.2 152.2 (i 



Middeludslaget for 24 akkumulatorer er altsaa 7,86, for 

 18 er del 30.95. Forholdet mellem Udslagene er som 1 til 

 3.94, det skulde være som 1 til 4. At Udslaget forandres, idet 

 Polerne ombyttedes, laa i, at Tavlens to Belægninger vare for- 

 skellige; den ene bestod nemlig al' blank, den anden af iltet 

 Magnium. For 24 Akkumulatorer er Forskellen 3.9, for 48 

 Akkumulatorer er den 8.1; man ser, at disse Dillerenser for- 

 holde sig ligefrem som Spændingsforskellene mellem A og B : 

 hvilket, som ovenfor udviklet, ogsaa maa være Tilfældet. 



For at prøve, om Apparatet virkelig lod sig benytte til 

 Maaling af Spændingsforskel, forbandtes Luftkondensatorens 

 Flader A og B med de to Poler af Akkumulatorbatteriet be- 

 staaende af i<S Elementer, medens Tavlens Belægninger C og 

 D forbandtes med 0, 1, 2, 3 Bunsenske Elementer, som ved 

 særlige Forsøg vare sammenlignede, hvorved det havde vist sig, 

 at de havde ganske samme elektromotoriske Kraft. Naar en 

 Maaling var udført, som havde givet en vis Hvilestilling o, om- 

 byttedes Akkumulatorpolerne, hvorved erholdtes en ny Lige- 

 vægtsstilling b. Exempelvis anføres de oprindelige Tal for en 

 enkelt Maaling. 



P<) — ±48 Akk., V = 3 Bunsenske Elementer. 



