LE LIMXIMÈTRE ENREGISTREUR DE MORGES. 307 



loi de Vaucher, qui rapporte la fréquence et l'amplitude 

 des seiches aux variations de la pression atmosphérique, 

 constalables à l'aide du baromètre ; pour cela j'avais be- 

 soin d'accumuler du matériel d'observation. 



Enfin, je voulais me rendre compte plus précisément 

 et plus nettement de certains détails des allures des sei- 

 ches, détails que j'entrevoyais dans mes observations plé- 

 myramétriques. 



Pour toutes ces raisons je me suis décidé à établir 

 dans mon jardin, à Morges, rue du Lac, n*' 49, un Hmni- 

 mètre ' enregistreur. L'appareil, construit d'après mes 

 dessins par M. Cauderay, mécanicien à Lausanne, a com- 

 mencé à fonctionner le 20 mars 1876, et les résultats 

 qu'il m'a donnés sont assez intéressants et quelques-uns 

 d'entre eux assez nouveaux pour que j'en résume ici une 

 rapide description. 



Quelques mots d'abord sur l'appareil. 



Mon limnimètre consiste en un flotteur, placé dans un 

 puits en libre communication avec le lac; le flotteur porte 

 ime tige qui, par un mécanisme convenable, transmet à 

 une tringle horizontale son mouvement vertical transformé 

 en un mouvement horizontal semblable. La tringle porte 

 une douille dans laquelle un crayon vertical peut glisser 

 librement, et ce crayon dessine des tracés représentant le 

 niveau du lac sur un papier sans fin, qui se déroule avec 

 une vitesse convenable. 



J'attirerai l'attention sur quelques détails de construc- 

 tion qui ont particulièrement bien réussi. 



' Le mol limnimètre est omployé sur nos lacs de Suisse cl de Sa- 

 voie pour désigner loul appareil destiné à étudier la iiauteur du ni- 

 veau du lac. C'est l'analogue des marégraphes de l'Océan. 



