LE LIMXIMÈTRE ENREGISTREUR DE MORGES. 3l 1 



rive pas à suivre les oscillations du lac dans leurs allures 

 trop rapides, à ce que les ondulations présentent des 

 bords droits et des sommets aigus (PI. III, fig. G, d d' e 

 e' et 41); tandis que lorsque le puits se maintient facile- 

 ment en équilibre avec le lac, les ondulations des 

 tracés sont à courbes arrondies et à sommets mousses 

 (fig. 9 et 10). 



S*' Pour satisfaire aux déplacements considérables que 

 nécessitent les changements de niveau du lac de l'été à 

 l'hiver, je me suis arrangé pour pouvoir déplacer le côté 

 mobile du parallélogramme vertical et le faire glisser 

 jusqu'à une hauteur convenable le long de la tige du 

 flotteur, à laquelle je le fixe au moyen de vis et d'écrous 

 mobiles. 



9" Le seul point de l'appareil où il puisse y avoir un 

 peu de perte de mouvement, en raison du jeu laissé aux 

 pièces, c'est dans la douille de la tringle horizontale qui 

 a dû être faite assez large pour laisser glisser librement 

 le crayon. La perte de mouvement en ce point ne dépasse 

 pas un dixième de millimètre. 



10** La bande de papier qui se déroule au moyen d'un 

 mouvement d'horlogerie, a une largeur de 25 centimètres: 

 elle marche à raison d'un millimètre par minute, soit 6 

 centimètres par heure, soit I"^44 par 24 heures. 



Les proportions de cet appareil, qui fonctionne par- 

 faitement à Morges, ont été calculées d'après ce que je 

 savais de l'amplitude et de la durée des seiches dans cette 

 station. Ces proportions devraient être un peu modifiées 

 si l'on voulait établir dans d'autres stations ou dans d'au- 

 tios lacs des appareils analogues ; mais les chiffres que je 

 donne pourront toujours servir de base aux calculs. 



.Mon limnimètre enregistreur est en jeu, à mon entière 



