DE L'ASTRONOMt: ROYAL DE GREE.NWICII. 351 



Le n° 14 est relatif aux chronomètres, aux signaux ré- 

 gulateurs du temps et aux opérations de longitude. 



Le nombre actuel des chronomètres déposés à l'obser- 

 vatoire royal est de 161, dont 128 chronomètres de ma- 

 rine, 25 chronomètres dp poche et 8 montres de bord 

 (deck-watches). Les chronomètres mis au concours an- 

 nuel par les fabricants pour les achats qui s'effectuent par 

 l'amirauté, et ceux renvoyés par le gouvernement pour 

 examen et réparations, sont comparés chaque jour; ils 

 sont soumis, pour la température, à deux épreuves de 

 4 semaines chacune, et sont aussi examinés dans diverses 

 positions magnétiques. 



Un rapport très-délaillé sur les résultats du concours 

 se publie annuellement. Celui pour 1875 comprend 49 

 chronomètres, livrés par 34 maisons d'horlogerii', dont 

 13 à Londres et G à Liverpool. 



M. Airy ayant remarqué, depuis longtemps, que dans 

 les bons chronomètres ordinaires, leur jeu est très-libre 

 en ce qui se rapporte aux causes mécaniques d'irrégula- 

 rité, mais qu'après tous les eflorts des plus judicieux 

 constructeurs, il y a, presque dans chaque cas, un défaut 

 perceptible de compensation en ce qui conceine la tem- 

 pérature, et qu'il est Irès-dilTicile d'y remédier, non-seu- 

 lement à cause de l'excessive petitesse du mouvement 

 requis pour les poids de la courbe du balancier, mais 

 aussi par le danger que peut courir l'équilibre du dit ba- 

 lancier. 



Pour obvier ac(;s uiconvénients, M. Airy a exposé, dans 

 son rapport du 5 juin 1875, un procédé que je vais me 

 ba.'jarder à traduire ici, aussi exactement que je le pour- 

 rai. Far le moyen d'une barre supplémentaire, tournant à 

 l'ioltemenl rude sur le support du balancier (balance- 



