DES FORCES ÉLECTROMOXRICES. 335 



d'un oculaire à micromètre placé de côté, on pouvait 

 mesurer exactement celle dislance. S'agissait-il de dé- 

 terminer les tensions électriques produites par le contact 

 de liquides avec des mêlait* , l'on remplaçait le disque 

 inférieur par une surface circulaire du liquide, dont le 

 diamètre était le même que celui des disques. Le disque 

 supérieur suspendu aux fils était mis en communication 

 continue avec un appareil pour mesurer l'électricité libre, 

 au moyen d'un fil de platine très-fin et tourné en spi- 

 rale, qui ne gênait en rien les mouvements verticaux du 

 disque. 



L'appareil qui m'a servi pour ces mesures est l'éleetro- 

 mèlre que j'ai construit il y a plusieurs années et dont j'ai 

 déjà donné la description 1 : il consiste en une feuille d'or 

 suspendue entre deux disques de laiton isolés, que l'on 

 peut approcher ou écarter au moyen de vis micrométri- 

 qnes, et qui reçoivent des tensions électriques opposées 

 d'une pile voltaïque. de CO petits éléments (zinc, cuivre, 

 eau), dont le centre communique avec la terre. La dévia- 

 tion qu'éprouve la feuille d'or par l'électricité peut être 

 mesurée au moyen d'un microscope muni d'un oculaire 

 à micromètre. Un commutateur intercalé dans le circuit 

 de la pile et des disques de laiton permet de renverser la 

 polarité des disques; le renversement a pour effet une 

 double déviation de la feuille d'or; chaque fois qu'on 

 change If sens du courant on peut observer celle dévia- 

 tion el corriger le dérangement fortuit de la position pri- 

 milive de la reaille d'or. 



Pour déterminer le rang des différents métaux dans 

 Perdre de tension, j'ai comparé les disques de tous ces 



1 l'inpi. Ami., LXXXIV, 28; Mémoire* de la Soc. r. de Saxe, 

 V, .7.).-. 



