72 



for at kunne bringe den Gjenstand, som skulde maales, til- 

 strækkelig nær (150 til 200"™) til Kikkerten. Jeg opnaaede 

 herved en større Nøjagtighed end den, man ellers naaer ved 

 de sædvanlige Kathetometermaalinger paa større Afstande, og 

 jeg kunde med fuldkommen Sikkerhed maale selv større Længder 

 med en Nøjagtighed af Vioo°"°. 



Skivens og Ringens Dimensioner bleve først udmaalte, der- 

 næst omvikledes Ringen paa Drejerbænken med Kobbertraaden 

 i 484 Vindinger (16 Lag), og udenpaa denne <*indre» TraadruUe 

 vikledes, efter at dens Diameter var maalt, paa samme Maade 

 410 Vindinger i 14 Lag. Maalingerne gave følgende Resultater: 



mm 



Skivens Tykkelse 3,40 



Skivens Diameter 200,00 



Traadvindingernes indre Diameter . 205,78 

 Den indre Rulles Diameter .... 237,6 



Hele Rullens Diameter 266,0 



Vindingernes Rrede 36,5 



Heraf findes ved en Beregning, hvis Enkeltheder jeg nær- 

 mere skal angive ved Slutningen af denne Afhandling, Apparatets 

 Konstant, som for den indre Rulle bliver lig 



1,3433. 10% 

 og for hele Rullen 



2,2115.106. . 



De Maalinger, jeg har udført med dette Apparat, ere for- 

 nemmelig gaaede ud paa Bestemmelsen af Kviksølvets Lednings- 

 modstand. Som Beholdere for Kviksølvet benyttedes lige, cylin- 

 driske, i den ene Ende tilsmellede Glasrør. Tre Platintraade 

 vare indsmeltede i Rørenes Sider, den ene nær ved den lukkede 

 Ende og de to andre, hvis Tykkelse kun var 0°"°,20, i en Af- 

 stand fra Bunden af omtrent ^ og | af Rørets Længde. Disse 

 naaede kun lige indenfor Glasrørets indre Væg. Kviksølvet 

 var renset ved længere Tids Henstand med fortyndet Salpeter- 

 syre, og jeg fandt dets Vægtfylde ved 5°,3C. lig 13,586, hvilket 



