73 



svarer til 13,598 ved 0° C, altsaa saa godt som nøjagtig det 

 RegDaultske Tal. 



Kalibreringen af Rørene udførtes paa følgende Maade. 

 Efteral Røret var fyldt med Kviksølv indtil den øverste Platin- 

 traad, og alle Luftblærer vare bortskaffede ved Rystning, medens 

 Luften blev udpompet med en Kviksølvluftpompe, blev Røret 

 stillet vertikalt paa et fast Underlag og Kviksølvets Høide 

 maall med Kalhetometret. Dernæst borttoges en lille Del af 

 Kviksølvet ved Hjælp af et lige Glasrør, der tjente som Stik- 

 hævert, og førtes i et Glas til Vægtskaalen, Kviksølvsøjlens 

 Højde maaltes, en ny Portion Kviksølv blev borttagen og vejedes 

 sammen med den foregaaende, og saaledes videre, indtil Kvik- 

 sølvets Overflade havde naaet den anden Platintraad. For Rør 

 Nr. 1 fandtes saaledes 



Heri ere h de paa Kathetometret maalte Højder af Kviksølvet, 

 p Vægtene af alt det borltagne Kviksølv, Ah Forskjellen imel- 

 lem to paafølgende Højder og Aj9 den tilsvarende Forskjel 

 imellem Vægtene. Midten af de to tynde Platintraade, hvor de 



