— 237 — 
4 
rectur, wie sie hier nach den von Péron angegebenen Datis angestellt ist, kann da- 
her unmôglich richüg seyn und so lange sie nicht, wie gesagt, durch directe Ver- 
suche bestimmt wird, bleibt das Instrument hôüchst unzuverläissie. 
>) Um die Unzuverlässigkeit einer Correctur für die Zeit des Heraufzichens zu 
vermeiden, ist der Thermometrograph von Sixt ersonnen, ein Instrument, das auf 
den ersten Anblick, zu seinem Zwecke hüchst dienlich zu seyn scheint. Es besteht 
aus einer gebogenen Thermometerrühre, mit der Kugel und dem andern Ende nach 
oben, dem gebogenen Fheil nach unten, Die thermometrische Substanz ist Wein- 
geist. Den untern Theil in beiden Schenkeln nimmt eine Quecksilbersäule ein and 
in dem zweiten Schenkel über dem Quecksilber folgt die toricellische Leere, Auf 
beiden Quecksilberflichen liegt ein kleiner eiserner Schwimmer, der an seiner untern 
Seite zwei abwärts gehende, nach Aussen geschweifte Haare befestigt hat, die 1hn, 
wenn das Quecksilber unter 1hm zurückweicht, verhindern herabzufallen. Auf diese 
Art zeigt das Instrument die Extreme der hôüchsten und niedrigsten Temperatur an, 
durch den Stand des Schwimmers im leeren Raum und im Weingeist.  Dieses In- 
strument wäre semer Theorie nach allerdings dazu geeignet die genauesten Resultate 
zu liefern, wenn es müglich wäre in der practischen Ausführung jene zu erreichen. 
Aber bei der nothwendig grossen Biegsamkeit der Haare ist es wohl einzusehn, wie 
leicht ein Stoss oder ein plôtzlich schnelleres Anziehn des Seils oder eine grüssere Glätte 
des Glases an einer Stelle den auf seinen Härchen ruhenden Schwimmer verrücken 
kônnte. Der zweite Umstand, nämlich das schnellere Anziehen, kann um so leichter 
statt finden, da bis auf unsere Versuche die früheren unseres Wissens nie so angestellt 
wurden, dass das Seil auf emer Rolle gleichmässig aufgewunden, sondern durch 
die Hände der Matrosen ruckweise heraufgezogen wurde,  Dann aber scheint uns 
ein anderer Umstand sehr der Erwägung werth, weshalb der Thermometrograph, 
für den hier hauptsächlich berücksichtigten Gebrauch zur Besüimmung der Fempera- 
tur in verschiedenen Tiefen des Meeres, nicht eigentlich geschickt ist. Das ist näm- 
lich der, dass das Instrament nur die Extreme der Temperatur anzeigt.  WVenn es 
ausgemacht wäre, dass die Temperatur des Weltmeeres regelmässig ohne Ausnahme 
